392 J- K:i]iiti.'l. Ei-dniasiietisclic Beobachtungen. 



Dasselbe bestellt aus einer tlaclieii cyliiulrischen Messingdose, welche in Hoch- 

 kantstellung auf einem fest mit dem Alhidadenkreis verbundenen Lager mit vier 

 grossen Kopfschrauljen befestigt ist. In dem Gehäuse befinden sich zwei kon- 

 centrisclie, aber hinter einander liegende Teilkreise auf Silber, zwischen welchen 

 die Nadel schwingt; dieselben sind in halbe Grade geteilt und in jedem Quadranten 

 bis 90" derartig gleichlaufend beziffert, dass die Vertikalstellung der Nadel oben 

 und unten mit 90", die Ilorizontalstellung derselben rechts und links mit 0" ab- 

 gelesen wird. Die N'oiiichtung zur Aufliängung der Nadel befindet sich an einer 

 in der Rückwand des Gehäuses angebrachten koncentrisch in derselben drohbaren 

 Scheilje; sie besteht aus zwei Steinlagern mit gemeinschaftiiclier Horizontalachse, 

 von denen das eine centrisch in die Drehscheibe eingesetzt ist, während das ihm 

 gegenüberstehende von einem Arm getragen wird, welcher excentrisch auf der 

 Drehscheilie befestigt ist und zum Einlegen und Herausnehmen der Nadel hinein- 

 bzw. herausgeschraubt werden kann. Letztere hat die gewöhnliche Form der 

 Inklinationsnadeln; ihre Ilorizontalachse verjüngt sich an beiden Enden konisch zu 

 zwei ganz feinen Cylindern, welche in den Steinlagern ruhen, sobald der Arm 

 mit dem äusseren Lager ganz an die Di-ehscheibe hei-angeschraubt ist. Die Nadel 

 trägt ferner, fest mit der Achse verbunden, eine kreisförmige Metallscheibe mit 

 ausgekehltem Rande, über welchen, um die Nadel liei Intensitäts-lteobachtungen 

 abzulenken, ein an l)eiden Enden mit Gewichten besdiwerter Seidenfaden gelegt wird. 

 Auf der Rückseite der Drehscheibe befindet sich ein Dorn, welcher während der 

 Beobaclitungen beständig mit einer geriefelten Elfenbeinscheii)e gerieben wird, um 

 schwache Erschütterungen der Steinlager, in welchen die Nadel ruht, hervorzurufen 

 und dadurch die kleinen bei diesem Autliängungssysteni unvermeidlichen ReiV)ungs- 

 widerstände möglichst aufzuheben; zum gleichen Zweck wird audi möglichst oft 

 während der Beobachtungen der drehl)are Arm in neue Stellungen gebracht. Bei 

 der Beol)achtung wird die Stellung beider Nadelsjtitzen über der äusseren Kreis- 

 teilung auf Vio" oder Vlmj" abgelesen, wol)ei die Striche der inneren Kreisteilung zur 

 Vermeidung der Parallaxe die Fortsetzung der Striche der äusseren liilden müssen. 



Auf der Rückseite des Inklinatoriums befindet sich ferner ein Teilkreis auf 

 Silber und ein koncentrisch mit der Drehscheibe dreliliarer Alhidadenkreis, welcher 

 im Abstand von 180" von einander zwei Schraubenlöcher trägt zur Aufnahme 

 von senkrecht zum Teilkreis gerichteten Ablenkungsmagneten oder Deflektoren, be- 

 stehend aus Stahlcylindern in Messinghülsen. 



B. Die Beobachtungsniethoden. 



Bei Beobachtungen an Land wird der Fox'sche Apparat auf einem festen Stativ 

 gleich dem eines Tlieodoliten aufgestellt. Die Bestimmung der magnetischen 

 Elemente mit demselben beruht auf folgendem Prinzip. 



Wenn man eine um ihre horizontale Achse schwingende I n k 1 i n a t i o n s n a d e 1 

 mit ihrer Aufhängung um eine vertikale Achse dreht, so stellt sie sich vertikal. 



