Einriclit iing der Instrumente und der Beobachtungen. 415 



ich das Stations - Barometer von vornliereiii in dem nicht heizbaren und nicht 

 beträchtliclien Teniiiciaturscliwankunficn unterliot;enden Vorraum des Wohnhauses 

 unter. Der Barograpii dagegen wurde, weil infolge der unvermeidlichen häutigen 

 Erschütterungen im Hause seine Angaben unsicher wurden, für gewöhnlich in 

 einem an der Rückwand des Hauses — im Freien — aufgestellten starken, doppel- 

 wandigen Holzgehäuse aufgestellt und nur, wenn die Lufttemperatur dauernd unter 

 — 20" sank, in das Haus genommen, weil sonst das Uhrwerk den Gang versagte. 



Die Messungen des Luftdruckes sind durchweg als sichere zu betrachten, weil 

 die Temperatur in dem A'orraum des Hauses stets sehr gleichmässig gefunden wurde. 

 Dieselben sind auf 0", aber nicht auf Meeressi)iegel und Schwere reduziert worden. 



Um Unsicherheiten in der Ermittelung der Luftfeuchtigkeit, insbesondere bei 

 niedrigen Temiieraturen, nach Möglichkeit zu vermeiden, ausserdem aber, um die 

 bei bisherigen Polar-Expeditionen üblich gewesenen Methoden mittels eines Normal- 

 Instruments zu kontrolieren, machte ich von Anfang an durchgängig an jedem 

 Benbachtungstermin eine längere Reihe gleichzeitiger Ablesungen an dem 

 Stand- und dem Aspirations -Ps}'chrometer. In den weitaus meisten Fidlen ist es 

 mir auch, selbst bei sehr niedrigen Temperaturen, gelungen, eine Reihe sehr nahe 

 bei einander gelegener "Werte der psychrometrischen Differenz und somit des 

 Feuchtigkeitsgehaltes der Luft zu gewinnen. Unter diesen Umständen konnte auch 

 der Mangel eines Haarhygrometers nicht allzu empfindlich erscheinen, zumal das- 

 selbe, wie die Erfahrungen der Kingua- Fjord -Expedition lehren, bei niedrigen 

 Temperaturen gleichfalls unsicher und schon l)ei Temperaturen unter — 15" viel- 

 fach geradezu unbrauchbar wird. 



Die Richtung und Stärke der meisten AVinde wurde, wie oben erwähnt, durch 

 die die Station umgebenden Berge stark beeinflusst. Häufig wurden innerhali) 

 weniger Minuten Winde aus ganz verschiedenen, manchnuil einander gerade ent- 

 gegengesetzten Richtungen, sowie von sehr veränderlicher Stärke beobachtet. Nur 

 die Winde aus Südwest und West, wo keine Berge in unmittelbarer Nähe der 

 Station lagen, kamen hier in ihrer wahren Richtung und Stärke zur Walu'nehmung. 

 Die Windbeobachtungen erscheinen aus diesen Gründen ziemlich wertlos; sie sind aber 

 dennoch in die Tabellen aufgenonnmen, weil in der späteren Arbeit über die Föhne 

 auf die an der Station beobachteten AVinde mehrfach Bezug genommen wird. 



Unter dem gleichen Übelstande wie die Beobachtungen des Windes litten 

 auch die der Bewölkung, da die Berge den Himmel im Norden, Osten und Süden 

 bis zu 15 Grad Höhe verdeckten. Die Bestimmungen der Zugrichtung sind mit 

 dem bei den preussischen Stationen eingeführten Wolkenspiegel gemacht worden. 



Schlecht hat sich im allgemeinen die Bodenthermometeranlage bewährt; denn 

 bei jedem Tau- oder Regenwetter drang Wasser in die Holzkanäle, welches die 

 auf die Leitungsfähigkeit des Bodens gerichteten Beobachtungen natürlich gänzlich 

 illusorisch machte und, wenn es dann bei wieder eintretendem Frost gefror, eine 

 längere Unterbrechung der Beobachtungen verursachte, weil die ganze Anlage er- 

 neuert werden musste, was bei dem steinhart gefrorenen Boden grosse Mühe und 



