568 VIII. Kapitel. Die Schwerkraft im Unianak-Fjord. 



in Einlieiten der siebenten Dezimale. ^ Icli lialie diese Felder auch in der weiter 

 unten folgenden Zusammenstellung mit m,,^ bezeichnet. Man sieht dort, dass sie 

 im ^'ergleich mit den beiden anderen Fehlerarten klein sind. 



Die zweite Fehlerart, welche von einem mangelhaften Temperatur- 

 ausgleich herrührt, habe ich so berücksichtigt, dass ich aus den Veränderungen 

 in den Ständen der beiden Thermometer im Pendelkasten einen Überschlag darüber 

 machte, wie die angenommene Temperatur des Pendels während der Beobachtung 

 im Mittel von der wahren abweichen könnte. Ich glaube, dass bei der Morgen- 

 beobachtung in Karajak, sowie bei beiden Beobachtungen in Umanak, diese 

 Abweichung bis + 0,5° C und l)ei den beiden Abendbeobachtungen in Karajak 

 bis + 0,2" C gehen kann. Der Einfluss dieser Abweichung auf die Schwingungs- 

 dauer folgt in Einheiten der siebenten Dezimale der letzteren direkt durch 

 Multiplikation der obigen Grössen mit den betreffenden Temperaturkoeftizienten 

 (S. 558). Ich habe diese Fehler in der folgenden Zusammenstellung m,, genannt. 

 Da grössere Abweichungen der wahren Temperatur von der aus den Beobach- 

 tungen durch Mittelbildung gewonnenen kaum zu erwarten sind, stellen die an- 

 gegebenen m,, Maximalwerte dar. Der Einfluss dieser Fehlerart ist gross, weil, 

 wie ich erwähnt habe, die Beobachtung bei Sonnenlicht erfolgen musste und weil 

 das Zelt dabei schlechten Schutz gegen die Sonnenwärme gewährte. Das war 

 namentlich bei der Morgenbeobachtung in Karajak merkbar, während die Abend- 

 lieobachtungen dort in dieser Richtung günstiger gestellt waren. In Umanak hat 

 der Wechsel zwischen Sonne und Nebel störende Temperaturschwaukungen ver- 

 anlasst. 



Die dritte wesentliche Fehlerart rührt von der Unsicherheit in der 

 Kenntnis des Uhrganges her. Dr. R. Schumann giebt Seite 549 an, dass diese 

 Unsicherheit bei den Pendelbestimmungen in Karajak einige Zehntel Zeitsekunden 

 und bei denen in Umanak wohl auch eine Sekunde betragen kann. Obgleich eine 

 von ihm angewandte Kontrole zeigt, dass der letztere Wert wohl kaum erreicht 

 wird, führe ich doch für Umanak +r und für Karajak +0,5' als Fehler des 

 Uhrganges ein, um auch hier eher zu hohe, als zu niedrige Werte zu erhalten. 

 Der Einfluss auf die SchwingTingszeiten der Pendel ergiebt sich dann für Karajak 

 auf + 21),0 und für Umanak auf + 58,0 Einheiten der siebenten Dezimale. Ich 

 nenne diese Fehler m,„. 



Neben diesen drei Fehlerarten kommen weitere bei meinen Beobachtungen 

 in Grönland nicht in Betracht, es sei denn das Mitschwingen des Stativs, welches 

 ich nicht bestimmt habe. Wegen der festen Aufstellung auf anstehendem Felsen, 

 beziehungsweise auf einem schweren erratischen Block möchte ich jedoch die 

 hieraus entstehenden Fehler bei den Beobachtungen in Grönland für gering halten. 

 Der Barometerstand war genau bekannt und während der Beobachtungen gleich- 

 massig, so dass aus dieser Quelle eljenfalls keine Fehler von Bedeutung stammen. 



' Bestimmung der Polhöhe und der Intensität der Schwerki-aft, S. 225. 



