SUR L'fflST. NATURELLE ET LES ARTS. iii 



RAPPORT 



Des Comm'iffalres nommes par la Societi Royale dt Londns, pour examiner 

 quelle eji la mellleure methode pour fixer les points des divijions des ther- 

 momelres , & des precautions necejjaires pour fe fcrvir de ces injtrumens 

 dans les experiences. 



J. L eft generalement convenu par ceux qui font & fe fervent des thermo- 

 mctres de Farenheit, que le degre de congelation ou Je point auquel Is 

 thermometre fe fixe quand il eft entoure de glace ou de neige qui com- 

 mence a fe fondre eft fixe au ja'^, & que la chaleur de I'eau bouillante 

 eft fixee au 212''. Mais faute d'une meilleure maniere de regler ce der- 

 nier , il fe trouve place jufqu'a 2 ou 3 degres plus haut fur certains ther- 

 mometres ( conftruirs meme par nos meillcurs Artiftes ) que fur d'autres, 

 Les deux principales caufes de cette difference proviennent , 1°. dc ce 



3ue Ton n'eft pas convenu jufqu'ici a quelle hauteur du baromctrc ce point 

 oit etre ; 2°. de ce que cette portion de mercure, contenu dans le tube, 

 regoit un plus grand degre de chaleur par la methode dent fe fervent 

 certaines perfonnes que par celle des autres. Pour prouver que cette der- 

 nic-re circonftance ne doit nuUement etre negligee, fuppofons que la boule 

 d'un thermometre foit trempee dans I'eau bouillante jufqu'a fon point de 

 congelation, & par confequent que la hauteur de la colonne de mefure 

 dans la partie du tube qui ne trempe pas dans I'eau foit 180 ; & fuppo- 

 fons encore que la chaleur de cette partie de la colonne de mercure n'ex- 

 cede pas 112: fi le thermometre eft adtuellement plonge en entiet dans 

 I'eau , la chaleur de la colonne fera augmentee de 100°; par confequent 

 fa hauteur fera augmentee de -^—^ parties du total, parce que le mercure 

 fe dilate de la 77^ partie de fon volume par chaque degre de chaleur. D'apres 



cela , le thermometre fe fixera a , ou quelque chofe de plus 



11500 ' J ' 1 



que i^- plus haut qu'aupatavant. 



Une autre chofe a laquelle il faut faire attention en fixant le point de con- 

 gelation, eft que fi la boule du thermometre eft plongee bien avant dans 

 i'eau, elle fera entouree de cette eau , qui fera elle-meme comprim^e par 

 plus que le poids de I'atmofphere , & elle aura par-la acquis un plus grand 

 degre de chaleur qu'elle ne devroit avoir. 



Nous fommes d'avis que le mercure dans le tube , doit avoir pr^dfc- 



