112 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^UE, 



ment le mcme degre de chaleur que celui qui eft dans la boule, & que 

 cctte derniere ne doit pas erre enfoncee bien avant dans I'eau. Ces deux 

 chofes fi necefTaires feront faciles a obtenir,en fe fetvanc d'un vafe couvert 

 de maniere a ne lailFer abfolument qu'autart d'ilFue qu'il en taut pour fairs 

 exhaler la vapeuri car alors, (i le therniomctre eft enfetme dans un vafe, 

 de maniere que le point de I'eau bouillante ne s'elcve que de peu de chofe 

 plus haut que le couvcrcle , prefque tout le mercure dans le tube fera en- 

 toure de vapeurs de I'eau bouillante , & par confequent fera a-peu-pres 

 au meme degre de chaleur que I'eau elle-meme. Pour cat ifftt, nous avons 

 fait quelques experiences pour fixer regulierement le point de I'eau bouil- 

 lante enfermee dans des vafes pareils , foit quand la boule eft plongee 

 dans I'eau, foit quand elle eft feulement expofee aux vapeurs, commc 

 le confeille M. Cavendish. 



Le vafe dont il faut fe fervir pour les experiences eft reprefente par la 

 fig. r. A B ^ (J , eft le vaiffeau contenant I'eau bouillante; D </ eft le cou- 

 vercle ; E eft la cheminee pour faire exhaler la vapeur; M in eft le ther- 

 mometre attache a un cadre de cuivre. Le thermometre eft pafle a tra- 

 vers una ouverture F/pratiquee dans le couvercle; il refte dans cette 

 pofition au moyen d'une plaque de cuivre circulaire fixee a fon cadre, un 

 morceau de drap quelconque etant place entre G g' & le couvercle, pout 

 empecher les vapeurs de s'echapper. 



Nous nous fervimes de deux vaifteaux de cette efpcce : Tun avoit j 

 pouces de diametre & 9 de piofondeur ; I'autre 4^ de diametre & 23 de 

 profondeur. Les deux thermometres dont nous nous fervions de prefe- 

 rence etoient courts , la plaque de cuivre etant placee feulement 3 pouces ~ 

 au-deffus de la boule , & le point de I'eau bouillante ne s'elevant que 

 peu au-deflus de cette plaque. Le troifieme thermometre etoic beaucoup 

 plus long, la plaque G g etant 17 pouces plus haut que la boule. lis 

 etoient tous trois au mercure: le premier contenant feulement 2\ degres 

 par pouce; le fecond j° & le troifieme lo". Le premier avoit un cylin- 

 dre au lieu d'une boule, d'un pouce &demide long, & rj^ en diametre (i). 

 Les deux autres avoient des boules fpheriques d'environ ^ de pouce de 

 diametre. 



En faifant I'epreuve des thermomctresdans les vafes dont nous venons 

 parler , avec I'eau qui s'eievoit 2 ou 3 pouces au-deffus du fommet de la 

 boule, nous remarquames quelques variations dans la hauteur, felon les 

 differentes manicres de faire I'experience , mais peu confiderables : pour 

 la plupart il n'y avoit pas une grande difference fi I'eau bouilloit bien 

 fort ou bien lentement; & cette difference n'etoit pas toujours la meme, 



(i) Dans les deux thermometres courts , le mercure feroit tombe dans la boule en fe 

 refroidiffant , fi le tube n'avoic ete un peu gonflc vers la boule , pour Ten cmpe- 

 chet. 



le 



