120 OBSERVATIONS SUR L^ PHYSIQ^UE , 



Ac i'y afrcter. Nous aliens neanmoins donner une regie pour en fupputer 

 la valeur par la note fuivante (i)- 



En faifant des experiences fur les thermometres , il eft necefTaire que le 

 mercure dans le tube foit au meme degre de chaleur que celui de la boule, 

 tout comma ccla eft egalement neceffaire en ajuftant le point de I'eau. 

 bouiliante. Par cette railbn , en eflayant la chaleur de liqueurs beaucoup 

 plus chaudes ou plus froides que I'air , le thermometre devroic , s'il eft 

 poffible, etre plonge jufqu'au haut de la coloane de mercure dans le tube. 

 Mais commc cela feroit fouvent trcs-difficile a executer , I'obfervateur fe 

 verra done oblige de fe contenter d'une immerfion beaucoup moins pro- 

 fonde ; pour lors, comme le mercure dans une grande partie du tube fera 

 different d'un degre de chaleur que celui de la boule, il deviendra ne- 

 cefTaire dans les cas qui demandent uq certain degre de preciiion , de 

 faire une corredion a la chaleur montree par le thermometre. Si la cha- 

 leur du mercure dans le tube eft connue, la corredtion fe fera trcs-faci- 

 lenient par la table ci-jointe. La feule difficulte confifte a eftimer avec juf- 

 telTe le degre de cette chaleur. Selon routes les apparences , la chaleur du 

 mercure dans le tube ne difFcre pas beaucoup de celle de i'air qui i'en- 



(i) La msnicie oidinaire d'ajufter les tliermomctres eft de tnarquer les points de 

 I'eau bouiliante & les points de la glace fur le tube de verre , & de ne pofcr ces points 

 fur I'echelle que lorfque le tube & reclielle font tous les deu\ .i-peu-pres a la meiue 

 temperature que I'air de la chambre ; par confeqiient, quand le tbermometre fera ex - 

 pofe a un plus grand degre de chaleur que rechelle , fi elle eft de ciiivre , elle fc dila- 

 tera plus que le tube de verre , & fcs divifions feront plus longues qu'elles ne devroicnc 

 erre : mais fi reclielle eft de bois , elle fe dilaiera moins que le tube de verre , & les 

 divifions feront au contraire trop courtes. Nommons done A la chaleur de I'air , quand 

 la divifion eft pofee lur I'echelle ; nommons aurt'i D le degre de chaleur auquel le 

 thermometre le fixe dans I'esperience , & appellors F le degre qui repond a ce point 

 de I'echelle par lequel le thermometre eft att,iche a I'echelle. Mors fi routes les parties 

 du thermometre & de I'echelle font egalement echaufFees , & I'eche'Ie etant de cuivre, 



. , D — Fx D— A 



le thermometre paroitra fe fixer plus bas au'il ne devroit par le ■ 



^ "^ ' I65000 



partie d'un degre , obfetvant toujours que fi D — F X D — A eft- negatif, il fe tien- 



r\ p y D , A 



dra plus haut qu'il ne devroit par le , patiie d'un degre. Si le ther- 

 mometre eft attache a Techclle par la boule, ou que quelque partie du tube foit 

 plus bas que la chaleur obfervee, I'erreur fera toujouis la mcme , foit que cetre par- 

 tie du tube & de I'echelle qui font au - deffus du degre obfetve foit de la meme cha- 

 leur que la boule , ou non ; mais fi le thermometre eft attache a I'echelle par le haut 

 du tube , comme cela fe pratique tresfouvent , alors I'erieur difparoitra routes lesfois 

 que cette partie du tube & de Tcchclle qui eft au-defliis du degre obferve , n'eft pas 

 confiderablement echauff(»e. Cette regie eft tondce fur les experiences de M. Smeaion, 

 qui a decouvert que le verre blanc fe dilate de la -^ partie d'un pouce par pied, 

 par 180' de chaleur; que le fil d'aichal de cuivre fe dilate de' ,111^ , & que le 

 bois fe dilate a peine fenfiblement. 



tours 



