122 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQr/E, 



grand degre d'exaditiiJe , il peuttrouver la chaleur de I'air qui I'entoure, 

 en tenant la boule d'lm petir thermometre procho dii tube dii chermometre 

 avec lequel il fait TefTai de la chaleur des liqueurs; ou , ce quivaut encore 

 mieux, il peut avoir un tube fans boule, tel que celui dont nous avons 

 parle, attache au cadre du thermometre , d'un core du tube; & (i Ton a 

 deux tubes de longueurs differentes, I'experience n'en fera que plus exad:e. 

 Pour eviter Jes inconveniens de cette correiftion , on s'imaginera peut- 

 etre qu'en ajuftant le point de I'eau bouillante , comme en effayant la cha- 

 leur des liqueurs, il vaudroit mieux qu'il n'y eut prefque que la bdule qui 

 fe trouvat tienipee, & que le tube fiit incline de maniere a etre echauffe 

 le moins polllble ; tout comme on pourroit dire que par ce moyen on 

 decouvrira a peu pres le degre de chaleur de routes les liqueurs, fans fe 

 donner la peine de faire des correftions queiconques -, & quoique a la 

 ligueur une corredtion foit necefTaire en obfervant la chaleur de Fair avec 

 de pareils thermomcties , cependant la chaleur de Tatmofphere ne differs 

 jamais alTez de la chaleur moyenne pour rendre cette correiTlion d'une 

 grande importance ( : ). Mais d'un autre cote, cette methods de faire Sc 



le tube fur un fourneau portatif de terre noire , place au milieu de la cliambre ; mais 

 line fois on le chauffa fur un rechaud ordinaire , lorfque le mercure dans ie tube long, 

 tenu perpendiculaireiTit;nt, ^toic 64° plus chaud que I'air. Quand les experiences Ce 

 faifoient en plein air , la chaleur du mercure dans le tube varioit confiderablement , 

 felon que le vent attiroit la vapeur & Tair echaufte en de^i & en deli du tube ; mais 

 quelquefois il s'elevoit audi haut que dans la chambre. La maniere la plus commode 

 que nous coiinoillions pour faire ces tubes fans boule , eft de remplir un tliermnmetre 

 a la maniere ulitee , & de chaufter la boule jufqu'a ce qu'il y ait une quantife fufll- 

 fante de mercure dans le tube , & alors de faire Sparer la colonne de mercure a 

 I'engorgement de la boule , & de le faire couler dans I'extremite du tube , de ma- 

 niere a InifTcr un vuide entre la boule & la colonne de mercure, comme il eft eipiim^ 

 par la fig. i , dans cette partie nuancee qui reprefcnte la colonne de mercure B A. II 

 f'aut alors que le tube foit fcelle quelque part entre B & A , comme par exemple en 

 E, & coupe en cet endroit; apres quoi il faut qu'il foit ajuft^ avec le boutD, de ma- 

 niere a faire couler la colonne de mercure a I'extremite E. Par cette maniere de le rem- 

 plir , il eft evident qu'il ne reftcra qu'une tres-petite quantite d'air entre E & la colonne 

 de mercure: mais toutefois le mercure aura de la peine a couler proche rextremii^ E,. 

 patce que le poids de la colonne fera a peine fuffifant pour le forcer a entrer dans I'el- 

 pace etroit que I'on laifle ordinairement en fcellant le tube , particulierertient quand il 

 eft tenu dans une polition horizontale. Par cette raifon , il feroitn propos d'ouvrir le 

 tube en D, pour aJmettre I'air , & le fceller ai«es de nouveau. II fautfaiie attention 

 que I'efpace entre D & la colonne, de mercure ne doit pas etre moindre que la dixieme 

 panic de la longueur de la colonne de mercure, parce qu 'autre ment il pourroit arriver 

 que I'air qui y eft contenu fiit irop comprime pat la dilatation du mercure , etans 

 beaucoup Echauffe. 



(1) Les degtes fur tous les thermom^tres font deftinesa repondre a des portions 

 egales aux lubftances contenues dans le tub- ; & par confequent, fi le mercure eft 

 conftammeni tenu au meme degre de chaleur que la boule , les degres repondront a 

 ie femblablcs accroilTemens de U ma^e totals tie metcuce dans le thetinoineire , c'elt- 



