126 OSSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



duit par loooo, & en diminuant le quotient d'un huicieme du total. 



Nous avons tache ci apres de rallembler les regies qui doivent etre mifes 

 en pratique , & que nous recommandons en ajuftant les points fixes des 

 thermometres (i). 



RkCLES qui doivcut etre ohfervces en ajuflant le point de Ceau bouillante, 



1°. II faut que le point de I'eau bouillante foit ajufte quand le baro- 

 metre eft a 2p, 8 pouces , a moins que I'on ne veuille corriger le point 

 obferve d'aprcs la manicre prefcrite ci-deffous. 



2°. li faut que la boule du thermometre foit places a une telle profon- 

 deur dans le vafe , que le point de I'eau bouillante ne s'eleve que tres- 

 peu de cliofe au-deflus du couvcrcle; car autrement une pattie du mer- 

 cure dans le tube ne s'echaufFera pas du tout, & par confequent le ther- 

 mometre ne s'elevera point a la hauteur convenable. II faudroit aulli que la 

 furlace de I'eau dans le vafe fe trouvat au moins d'un ou deux poaces 

 plus bas que I'exttemite inftirieure de la boule, parce qu'autrement I'eau 

 en bouillant rapidement pourroit toucher la boule i mais il eft indifterent 

 de combien la furtace de I'eau fe trouve plus bas que cela. 



3°. II faut avoir attention de boucher le trou par ou pafTe le tube , Be 

 de taire en forte que le couvircle ferme bien exadlenient, afin qu^ I'air 

 ne puilfe pas penetrer dans le vafe par cette voie & que la vapeur ne 

 puilfe s'echapper. II faut aulli pofer une plaque bien mince de fer blanc 

 fur I'embouchure de la chemin^e, afin de ne laifler que ce qu'il faut ab- 

 lolument de palfage pour lailTer echapper la vapeur. La grandeur de cette 

 plaque n'excedera pas de beaucoup ce qu'il faut pour couvrir la cheminee, 

 afin que le poids n'en foit pas trop confiderable ; & il eft neceflaire que 

 I'embouchure de la cheminee foit plate , pour que la plaque la puilfe mieux 

 couvrir. On doit faire attention que quand la plaque eft pofee fur I'em- 

 bouchure de la cheminee , il lui arrive ordinairement de fe trouver fou- 

 levee par la force de la vapeur , & par confequent de faire du bruit pen- 

 dant tout le temps qu'elle eft expofee a fon adion un peu violente; dans 

 ce cas , il n'eft pas neceflTaive de remettre la plaque a fa place, a moins 

 que par quelqu'accidsnt elle ne foit derangee plus qu'a I'ordinaire. 



Si fArtifte le juge a propos, il peut attacher chaque coin de cette plaque 



(i) La maniere la plus precife d'aiufter le point de I'eau bouillante, eft , non pas 

 de tiemper le thermomette dans I'eau , mais feulement de Texpofer a la vapeur , dans 

 un vafe ferine, de la maniere rcprefentee par la fig. 4. AB/j eft Ic vafe contenanc 

 I'eau bouillante ; D</ le couvercle ; E une cheminee faite dans le couvercle pour laiffer 

 echapper la vapeur, & Mm le thermometre pafTe a travers un trou pratique dans le 

 couvercle. 11 eft necelTaire que ceux qui fe propofentdefuivte cette methodefaffent atten- 

 tion aux articles fuivans. 



