ii8 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQ^UE, 



B ^ un morceau de cuivre plat attache au couvcrde , & D d , E e , un 

 morceaude cuivre mobile , taitde manierequ'il puiffe fermerl'ouverture H, 

 ou Ja laiffer decouverte , comme il eft reprefente dans la gravure, &C que 

 Ton ferrera dans I'une ou I'autre pofition , par la vis , dans la 

 fente M m, un cran demi-circulaire etant fait dans le bord du morceau 

 de cuivre B i, & audi dans celui D d , pour renfermer le tube du ther- 

 mometre. On devroit audi attacher des morceaux de toile de laine aux 

 bords B ^ , D </, 6c de meme au bas de la piece mobile D ^ , E e , a moins 

 que cette piece & le couvercle ne foient fuffifamment unis pour empecher 

 la vapeur de s'echapper; & afin de tenir le thermometre fufpendu a la 

 hauteur convenable , on peut fe fervir d'line pince comme celle qui 

 eft reprefentee par la fig. 7, qui ferrera bien fortement le rube par le moyen 

 de la vis J & le tube repofera fur le couvercle. Cette partie de la pince 

 qui doit prefler contre le tube, devroit etre doublee de toile de laine ; elle 

 tiendroit de plus pres contre le tube, & il y auroit moins de rifque de le 

 brifer. Une autre methode qui eft encore plus commode quand le haut du 

 tube du thermometre eft courbe dans un angle droit, de la maniere qu'on 

 i'emploie aduellement , afin de le fixer plus commodement a I'echelle , eft re- 

 prefentee par la meme figure. G » eft la plaque de cuivre fe tenant perpen- 

 diculairement fur le couvercle, & L /, N n, eft un morceau de cuivre 

 courbe vers le bas dans la forme d'une biide, avec un cran pour y re- 

 cevoir le tube du thermometre, afin que le partie courbee puiffe repofer 

 iur le bas de la bride. 11 faut que ce morceau gliffe dans la fente K k , 

 ouverte dans la planche L /, N n, & ferre a la hauteur qu'on veutparla 

 vis T. 



4.°. II vaut mieux que I'eau bouille un peu vivement, parce que le ther- 

 mometre eft tres-long-temps avant d'acquerir la chaleur neceffaire, fur- 

 tout fi le vafe eft bien profond. 



L'obfervateur devroit aulU attendre au moins une ou deux minutes apres 

 que le thermometre paroit ctre a fa pofition, avant que de conclure qu'il 

 a acquis fa hauteur convenable. 



j". Quoique nous venions de dire que ce moyen- ci paroifi^e le plus 

 precis pour ajafter le point de I'eau bouillante , fi toutefois robfervareur per- 

 niettoit a fair de s'introduire dans le vafe , il feroit fujet a une grande 

 erreur. Par cette raifon, nous recommandons fortement a tous ceux qui fe 

 ferviront de cette methode de ne point s'ecarter de ces regies, fans s'etre 

 auparavant aflTures pat des elTais reiteres, fairs avec un thermometre aflez 

 fenfiblc , que ces changemens peuvent avoir lieu fans danger. Mais on ne 

 doit nuUement negliger de couvrir la cheminee avec la plaque de fer 

 blanc ; car fi le couvercle du vafe ferme bien , il importe peu que la plaque 

 foit mife ou non. Cependant fi toutefois le couvercle ne fermoit pas bien , 

 ce feroit une grande erreur d'avoir omis la plaque de fer blanc. 



On 



