Sl/R L'NIST. NATURELLE ET LES ARTS. 131 



Pour fe fervir de cette table, il faut chercher la hauteur ou le baro- 

 mctre fe trouvc fixe dans la colonne a gauche, (1 le point de I'eau bouil- 

 lante eft ajufte par la premiere ou troificme methode, Sc dans la fcconds 

 colonne s'il eft ajufte par la feconde methode. Le nombre correfpondanc 

 dans la troilicme colonne, demontrc a combien du point de 112° doic 

 etre place au-dcirus ou audelTous le point obferve, exprime en millicmes 

 parties de I'intervall?, cntre le point de I'eau bouillante & le point de la 

 glace. Par exemple , a fuppofer que le point de I'eau bouillante foit ajuft6 

 a la vapeut quand le baromctre eft a 2p pouces, & que I'intervalle entre 

 le point de i'eau bouillante &c le point de la glace foit de 1 1 pouces ; le 

 nombre le plus prcs de 2p fur la colonne a gauche, eft ip^oj; & le 

 nombre corrcfpondant fur la table eft 7 pouces plus haut: par confequent 

 le nombre 212° doit etre place plus haut que le point obferve par: 7^ 

 de I'intervalle entre le point de I'eau bouillante & le point de la glace; 



ceft-a-dire par ou 077 dun pouce. > 



Cette methode de corriger le point de I'eau bouillante n'eft pas abfo- 

 lument jufte, a moins que le tube ne foi: egal dans toutes fes parties; 



Suoiqu'il foit rare que le tube foit alTez inegal pour caufer une erreiir fen- 

 bie , ou bien la correction totale eft tres-peu de chofe. La peine de faire 

 une correction fera bien diminuee en faifant une echelle diagonale, telle 

 qu'elle eft reprefentee par la fig. J. 



II eft indifferent de quelle efpcce d'eau on fe ferve pout ajufter le point 

 dc I'eau bouillante , pourvu qu'elle ne foit pas falee. Seulement fi on 

 veut fe fervir de I'eau de puits , il fa;it qu'elle ait bouilli auparavant au 

 moins dix minutes. Mais nous confcillons a tons ceux qui font jaloux d'a- 

 jufter les thermometrcs de la maniere la plus precife , pout ks experiences 

 curieufes & delicates, de fe fervir de I'eau de pluie ou de I'eau diftillee 

 & de faire I'operation de la maniere recommandee, c'eft-.i -dire, dans 

 la vapeur. 



D U point de la glace. 



En ajuftant le point de la glace audi bien que le point de I'eau bouil- 

 lante, le mercure doit etre conferve au mcme degre de chaleur que celui 

 dans la boule. 11 eft vrai que dans la plupart des thermometrcs la dif- 

 tance entre le point de la glace & la boule eft fi petite , que la plus grande 

 erreur qui puiffe refulter en negligeant cette precaution , eft trcs peu con- 

 fidetable, a moins que le temps ne foit plus chaud qua I'ordinaire. Mais 

 comme le point de la glace eft tres-fouvent place a une diftance confi- 

 derable de la boule, I'obfervateur doit toujours avoir foin d'amonceler la 

 glace pilee a une telle hauteur au-delTus de la laoule , que I'erreur qui peut pro- 

 venirde ce que le mercure dans la partie qui refte dti tube n'eft pas echaufte 



Supplement 1782. Tome XXI, R 2 ' 



