J4 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



auteur; en voici la conftruftion : A B F C D eft un cercle de laiton 

 fort m-nce, dont un quait B C , eft divife en degres; fon centre G eft 

 perce d'un fort petit trou; E D H & K F I, font deux fils d'archal qui 

 font courbes de la maniere que la figure le reprefente , Si attaches au 

 cercle de laiton chacun par deux vis: le diametre de leur groffeur doit 

 etre alTez grand pour que leur rigidite les empcche de fe courber crop 

 facilemenr. 



La fig. 2 reprefente une efpece de chaflis de laiton R V S M L W : 

 P Q & T V font deux fils d'archal dont le diametre eft environ de I7 

 ligne ; O & N font deux vis qu'on peut faire avancer & reculer a vo- 

 lonte des deux cotes oppofes L W & M S du chaflis : ces deux vis fe 

 terminent en deux petits cones n o, comme I'indique la figure. Ces deux 

 vis etant rjippiochees autant qu'il eft necell'aire, foutiennent le cercle de 

 laiton de la figure precedente , par le petit trou perce au centre G, de 

 maniere qu'il peut fe mouvoir avec fort peu de frottement autout de fon 

 centre. 



La fig. 3 reprefente ces deux pieces jointes enfemble, qui compofent 

 tout I'eledrometre. 



Maintenant, lorfqu'oneledtrifecet inftrument, les deux branches P Q F I 

 & T V H D, qui font en contaft, fe rcpouffent, & I'angle dont elles 

 s'eloigncnt eft marque par le quart de cercle divife B C: on juge alors 

 de la force de I'eleiftricire par la grandeur de cet angle. 



Je vais maintenant faire voir en peu de mots les defauts de cet elec- 

 tromctre. 



1°. II n'eft pas afiTez fimple , & le degre d'ele(flricite reftant le meme, 

 reiedtrometre I'indiquera differemment , fuivant que les vis N & O fe- 

 ront plus ou moins rapprochees ; car, dans le premier cas, le frottement 

 augmentant, la force requife pour eloigner les branches d'un angle donne 

 augmentera au(Ti , & dans le fecond cas le contraire arrivera. 



2°. Si les branches F I , D H, & le cercle dc laiton font pefanrs , le 

 frottement qui fera confiderable , empechera que ces branches ne s'ecar- 

 tent avec affez de facilite pour indiquer des petits degres d'eled:ricite j 

 fiau contraire, le tout eft fort leger , des degres un peu grands produitont 

 un ecartement de tout un quart de cercle, & alors les branches mobiles 

 erant pouffees de tout cote par des forces egales agiffant en direftions 

 contraires , & ayant pour ainfi dire atteint leur maximum, ne pourront 

 s'eloigiier davantage quoiqiie la force eleiftrique augmente. 



^°. La differente grandeur de cet eleiflrometre produira une tres-grande 

 difference dans la mani-cre dont il denotera la force eiedlrique. 



4°. Ou le centre aurour duquel tourne le cercle de laiton avec les 

 branches qui y font affermies , eft Ic meme que le centre de gravite com- 

 mun des branches c^ du cercle, ou il eri eft different: dans le premier 

 cas , elles s'ecaiteront tant que i'ekdlricite augmentera ; mais fi par quel- 



