20S OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



jil. V ); &: alors Ic trou T des dioptres, le cenrre Je I'axe R N, & 

 I'intefreClion (les cheveux R' S' & N' O', feront dans une meme ligne: 

 Ton poiirra s'en afllirer en regardant par le petit trou T. 



Qu'on taife aller Jc tube de verre de droite a gauche ou de gauche a 

 dtoitc , f-lon que le befoin I'exige , jufqu'a ce que le petit trou T, le 

 centre dc i'axe K N, rir.tcrfedion des cheveux R' S' N' O' , & le fil 

 lendu verticalement dans le trou re<flangulaire de la regie qui porte les 

 peiidules eleftriques , foient dans une nieme ligne, & que le cheveu R' S' 

 couvte ce fil ; il eft aife de difpofer le chordometre, comme il vient 

 d'etre dit , en regardant par Ic trou T. 



Qu'on hauiVe inaintenant le chordometre , qui d'ailleurs ne doit pas 

 changer de fituation , ic qu'on lalfe ailer la regie qui porte les pendules 

 pavallelement a elle-meme de droite a gauche , ou de gauche a droite, 

 lelon que I'elevation du pendule qui eft a droite ou a gauche de la 

 regie ( ce mouvement peut ctre donne a la regie au rr.oyen d'une vis qui 

 n'eft pas marquee dans la figure , afin d'evirer la confulion , & dont ii 

 feta trcs- facile d'iilventer I'application , a route pcrfonne accoutumee a 

 Tnanier des inftrumens ) , jufqu'a ce que regardant par le petit trou T , 

 le point d interfedlion des cheveux couvre le point du pendule ou le hi 

 de laiton entre dans la boule. Le chordometre doit etre fitue de la ma- 

 riere qui vient d'etre indiquee, lorfque la boule du pendule eft exacfle- 

 ment dans fa cavite , & avant que le pendule foit eleve. 



Sappofons maintenant que le pendule s'eleve, & qu'il s'agifle de me- 

 furer la chorde , le finus & le finus verfe, de Tangle de fon elevation. 



Pour mefurer la chorde , il faut eloigner la regie A B C D ( fig. r , 

 ^pl. VI ) de I'axe K N ( fig. I , pi. V ) , ^ faire monter la coulilTe 

 A B C D F G L , au moyen de la vis S O ( fig. t, , pi. IV ) , jufqu'a ce 

 qu'en regardant par le trou T , le point d'interfection des cheveux R' S' 

 4>C N' O' couvre le point du pendule oil ie fil de laiton entre dans 

 la boule; & alors, i'efpace dontle tranchaiit de la icgle fe fera eloigne 

 de I'axe K N, fera la chorde cherchee , 6c on la connoirra au moyen 

 dss divifions que nous avons indiquees ci-delTus en -^ de ligne. 



S'il s'aguToitde mefurer le (inus de I'angle d'elevation, il faudroit haulTer 

 tout Tinftrumenr, & eloigner la regie de I'axe comme pour mcfuver la 

 chorde , avant foin que la reijle mobile avec la coulilfe foit toujours 

 horizontale ; lorfque le point d'interfedion d^'S cheveux de la dioptre 

 couvrira le point ou le fil de laiton entre dans la bouie du pendule 

 eledrique, la diftance de la regie a i'axe fera le fiuns diredl de i'angie 

 d'elevation, & la quantite dont le chordometre a ete rehauffe & qui 

 fera indiquee en -pj de ligne , par les divifions de la coulilTe A B C D 

 F G E ( fig. I, pi. IV ) de la piece de laiton S T Q W qui fe meut, 

 fera le finus verfe de Tangle d'elevation. 



Pout mefurer Televation de Tauti;e pendule , il faut tputner tout Tinf' 



trumenc 



