438 OBSERVATIONS Sl/R LA PHYSIQUE, 



tiels J & qui font inherens a la forme qu'on lui donne. i°. Au lieu d'une 

 fimpie colonne verticale dans la conftrudion de Torricelli, vous ajoutez 

 cells d'une portion de mercure contenue dans la petite branche , plus ceile 

 de la partie coudee ; ce qui auginente fenfiblement la furface interietire 

 que le mercure parcotirt dans ces variations, 8c par confequent le frottement 

 centre les parois du tube. 



2°. Lorfque le mercure fe meut dans la partie coudee de cct inftru- 

 ment, routes les tranches du fluide font poulfees par leur pefanteur fpe- 

 cifique dans le fens vertical , & par leur adhefion elles font mues par 

 divers angles, qui font determines par la place qu'elles occupent dans la 

 portion courbe du tube qui les contient. Lorfque le mou>^ement leur eft 

 imprime par le poids de fair , chaqje tranche revolt a cette partie deux 

 mouvements qui, fe decompofant, produifent neceflairement des varia- 

 tions irregulieres dans I'aiongement total, de la colonne de mercure. 



9°. En coudant cette partie du tube, il n'eft pas poilible que fon dia- 

 metre interieur y refte exaflement cylindrique ; il y devient done de forme 

 irreguliere : mais entre deux barometres conftruits fur ce meme principe, 

 les irregularites en cette partie ne peuvent etre ni egales , ni propor- 

 tionnelles ; par confequent faccord ne peut ctre parfait entre deux baro- 

 metres femblables. 



4°. L'adhefion du mercure au verre eft un obftacle a fa parfaite mo- 

 bilite dans le tube; en augmentant fa furface interieure , vous augmentez 

 d'autant cet obftacle , qu'il paroit infeparable de la conftrudion da 

 baromctre. 



• j". L'on a imagine d'autres barometres, dont il fsroit trop long de 

 donner ici le detail : mais ceux dont on fait plus d'ufage aujourd'hui fa 

 leduifent aux deux efpeces dont nous avons ie plus fpecialement parle , 

 favoir le tube de Torricelli , &; le baromctre recourbe. 



6". Le plus grand nombre des Phyficiens s'accordent avec jufte raifon 

 a donner la preiereuce au prsniiej dc ccs inftruments ; j'ai cru ne pou- 

 voir mieux faire de chercher les moyens , finon d'en corriger en entiec 

 les detauts , du moins d'en reduire le nombre le mieux qu'il me feroit 

 polllblc : c'eft pour cela que j'imaginai & execut^^i le baromctre que je 

 aecrirai ci-aprcs. Travaillant enfuite a des recherches fur I'hiftoire des 

 inftruments meteorologiques , je fus curieux de parcourir cette partie de 

 rOuvrage de M. Deluc ; j'y trouvai la defcription du baromctre fmipls 

 de M. Prins , ceiebre Artifte Hollandcis , eniule de M. de Farenhcit, qua 

 je ne connoiffois pas encore. Je vais rapporter tout au long ce qu'en die 

 M. Deluc. 



Baromctre de M. Prins. 



« Ce baromctre eft fait d'un tube droit qui fe plonge dans un vafe a 

 »> la maniere de Torricelli. Un couvercie horizontal ferme le vafe un 



