440 OBSERVATIONS SUR LA PHYSiqUE, 



Experience fahs pour mefurcr plufleurs majjes de mercure ifolets fur un plan 

 de glace, Planche i"^ , Fig. 2, 



5®, L'on a fait une petire regie At bois dur ab c de deux pouces de 

 longueur J fous-divilee en lignes, fur environ un pouce de largeur,bien 

 terminee a ans^les droits a fes cxtremiies : a cette regie a b c on ajufte en 

 rainure une autre regie et/i, dans I'epaiffeur de iaquelle la premiere 

 glifle, excedant Ja regie a i c de route la partie s? i : en i i Ton a trace 

 un nonius qui s'adaptant parfaitement centre les divifions de la regie 

 a be, pouvoit en fuus-divifet le degre en douze parties. Cela ainfi diC- 

 pofe , on a pofe I'extremite a s ds Ja regie a b c, verticalement fur un 

 plan de glace g h l>ien de niveau , & (ur Jequel on avoit repandu plufieurs 

 inaires de mercure de grandeur iregale. L'on a fait couler la regie eiii 

 centre la regie principale abc, jufqu'a ce que la parrie inferieure « i 

 pofat fur la furface fuperieure du mercure/j fans le prcfTer : on a ttouve 

 ces difterentes mafles , ainfi que I'entiere reunie fs, fuivant la loi indi- 

 quee au Paragraphe <5 de ce Memoire , conftaminent a la mcme hauteur, 

 qui s'eft toujours trouvee fur la regie abc, equivaloir a une mefure d'une 

 ligne & -^ du pied de Roi. 



Titfcripdon du rcfcrvolr du nouveau haromiire portatif, Planche 2 , Fig. J. 



lO°. Le refcrvoir du nouveau barometre eft compofe d'un cylindrc 

 d'un bois dur E F G H, done le diametre interieur eft de cinqaante ligne&. 

 Ace cylindre on vifTe un fonds FCDG,pottant a fon extremite infe- 

 rieure C D un ecrou en ivoire dans lequel paffe une vis K L , fervant a faire 

 mouvoir un pifton QSTR: ce pifton , qui eft egalement de bois dur, 

 eft compofe d'une partie circulaixe Q 2 3 R, dont le diametre eft nioindre 

 d'une ligne que ceiui de i'interieur du cylindre EFG H. A cette partie 

 circulaire tient une tige <? , 10, il , 12, dont la portion 10, II , 13 , 14 

 eft viffee &: percee d'un trou en Z pout recevoir le bout inteiteur du tube 

 du barometre N O. Lojfque l'on fait ufage du pifton , a la tige p , lO , 1 1 , 

 12, s'ajufte en ecrou un anneau7.S T 8 de meme diametre que la partie 

 circulaire Q2 3 R: apres avoir garni I'entre-deux 3 8 7 1 de rondelles de 

 peau de daim , bien comprimees entre les parties du pifton QRST, 

 dont le diametre exccde d'une ligne & demie celui du pifton QSTR, 

 & d'une demi ligne celui de i'interieur du cylindre E FGH; i'elafticice 

 de la peau fait que cette partie du pifton fe moule parfaitement avec 

 I'interieur du cylindre , de forte que le mercure peut etre parlaitement 

 contenu dans la partie du refervoir fuperieure au pifton. 



La vis d'ivoire K L qui eft au fond du pifton doit fe mouvoir a frotte- 

 ment en L dans une platine d'ivoire 1 J & 16, bien folidenient fixee au 

 deflbus du pifton QSTR, au moyen d'une clef que l'on met en K. La 



force 



