SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 44.1 

 force dc la vis fait monter ou defcendre le pifton a volonte & verticale- 

 nient, fans mouvcment horizontal. 



A la parrie fuperieure E H du cylindre EFGH eft place interieiire- 

 meiK un plan de glace I Si 4, bien lute avcc ce cylindre , & perce dans 

 le milieu d'un trou 19 & 20 , dont le diam^tre eft de deux lignes plus 

 grand i]ue celui de I'exterieur du tube N O du baromctre , & hij-ericure- 

 menc evafe , afin que Ic niercure puifle monrcr & defcendre librenienc 

 fur le plan de glace I fii 4. Ce cylindre E F G H eft termine par un cou- 

 vercle circulaire AB, auquel Ton a marque une autre glace y & 6 qui 

 fert a voir I'interieur du refervoir. 



L'oa a perce d'un grand trou 21 & 21 le milieu de glace y & 6 , afiii 

 de pouvoir fccller hermetiquement le tube du baromctre a des cylirid;es 

 de bois, qui eux-niemes font bien ajuftes & vifles a I'ouverture du miliju 

 de la glace y & 6(1}. 



Aux points Q R du defTous du pifton Q S TR , Ton a place deux tiges 

 QI Rfi", graduees fuivant la hauteur quele mercure occupe furle plan 

 de glace i & 4 : les premiers degres de ces deux tiges fervent a fixer les 

 termes extremes de variation du pifton, & les intermediaires a indiquer 

 de quelle quantite il faut defcendre ou monter le pifton, pour avoir une 

 autre lurface a parcourir, en augmentant ou diminuant la capacite inte- 

 rieure du refervoir, d'uns quantite proportionneile a la mafle de mercure 

 qu'il doit contenir. 



Au couvercle de deftus A BTon amis deux vis d'ivoire VP,afin qu'en 

 les otanr on pijt donner un libre acces 3P fair exterieur , ou en i.itercepter 

 la communication a volonte dans I'interieur du refervoir : I'on peut ne 

 taire ufage que d'un ^^^1; mais Ton en a mis deux, afin que fair dj I'at- 

 mofphcre conimuniquat plus vire dans cette partie du refervoir, lorfqu'on 

 mettroit I'inftrunient en experience. 



Sur le meme couvercle AB,on a difpofe la monture E H de manicre 

 que fa partie fuperieure 18 & 17 reponde a la furface fuperieure de I'an- 

 neau de mercure fur le plan de glace i & 4 , afin de faire coVncider les 

 points 17 & 18 du refervoir avcc la ligne X Y, qui exprime le zero de 

 I'echelle fur la monture de I'inftrument. 



Tube du baromitre, 



L'on prend enfuite un tube de verre bien calibr^ de trois lignes de 

 dianietre inrerieur ; cette grandeur obvie afll'z a I'inconvenit-nt des rubes 

 qui n'ont pas parfaitement le meme calibre : I'attradion du meri-iro au 



l) II eft aifc de v-)ir a la panic M I dc 1. 1 fig. ; quel'on a repHTcntee , ain(i que mu- 

 tes les autici , prefqiie cic grandeur iiatnrclle , dc quelle mar.ietc Ic tube N O du baro- 

 mctre eft ti\e a Ton rdfervoir , & a la glace 5 & 6. 



SuppUmmi i']i2. Tome XXI. Kkk 



