442 OBSERVATIONS SVR LA PHYSIQ^VE, 



y&rre jjelativement a fon aggregation ,y eft egalement prefque niille: mais 

 il ne hudroit pas un tube dont le diamctre tut plus petit; cet inconve- 

 nient auroir lieu , & feroit un grand obftacle a la precifian du barometre. 



Ce rube doit avoir au moiiis 3 ^ pouces 6 lignes de longueur : on y 

 inrroduit une colonne de mercure en le purgeant bien d'air par le feu , 

 de 31 pouces 7 ligr.es de longueur, apres avoir rempli de mercure bien 

 pur la capacitd interieure du refervoir jufqu a i'orifice fuperieur du plan 

 de glace i & 4(1). 



L'on drelTc le barometre; le mercure vient alors former fur le plan 

 fuperieur de la glace I & 4, un anneau qui eft d'autant plus grand que le 

 mercure fe tient plus bas dans le tube, & d'autant plus petit'qu'il fe tient 

 plus eleve. 



Par le principe enoncecideiTus au paragraphe VIII de ce M^moire , 

 I'anneau de mercure eft conftamment a la meme hauteur fur le plan de 

 glace I & 4, jufqu'a ce qu'il ait totalemenc atteintles parois intericures 

 du refeivoir dans tout fon pourtour (i). 



Appiicaiion de. la thiorle du Paragraphe Fill. 



11°. On fuppofe que Ton veuille, s'il eft polTible , faire avec cet inf- 

 trunient des experiences (iir une des montagnes les plus hautes du monde 

 que nous connoillions (3) , c'eft au Perou celie de Chimboraco , faifanc 



——————— — , . — — 



(i) Cette capacitd du refervoir , prife du deffous de la glace i & 4, doit avoir ime lignc 

 de haiiceur de plus que rintervalle compris cntre les deux glares i & 4 , s &: 6,'atiii 

 d'avojr un volume de mercure fuffirant pour remplir rinteiieur du refervoir & la pattie 

 iupciicurc du tuhc du barometre qui refte vuide , lorfqu'on vcut comprimer le mercure 

 dans le barometre, par lemoyendupifion, pour le tranfporter. Le quatrieme degre, en 

 montant des 'iges R i6, Q i j ,indiqueie poinr ou le piltoa doit etre arrete, loriqiie 

 rinfirument ell en experience. 



(1) Cette conlidciation eft d'atuant plus rem;irquable , que dans le barometre que 

 Tondectit, lo:fque I'anneau de meicure eft ttes-gtand fur le plan de glace i & 4 , iJ 

 eft un peu difficile de Ic fixer de manitre qu'une petite partie ne touche les boids du 

 cylindre qui fert de relervoir , a moins que I'inftrument ne foit place parfaitement de 

 niveau & dan^ un etat de repos parfait , tel que I'eft ordinairement le barometre fc- 

 dentaire , & qui eft occafionne par la grande rrobilit^ du mercure. Mais ce n'eft pas 

 ici un inconvenient , puifqu'avec le petit inftrumcnt decrit ci-deffus , fig. x , Planche I , 

 Ton s'eft aflfure que pour peu qu'il y ait de difteience en compreffion laterale , meme fur 

 un ties-petit efpacede la ciiconlerence duiefervoir , la hauteur du mercure fur le plan de 

 glace I & 4 eft toufours conftante, Scne cefTe d'etiela memo que quand le mercure touche 

 en entiey tous les bords inccriedis de la citconference du refervoir: en cet etat comprinvJ 

 dans le feus horizontal, Screfluant poui lors fur )ui-meme,ileft force d'augmenter venica- 

 lement , tandis qu'auparavant il tte (lifoit ques'etendre hoiizontalement; de plus , il eft 

 ttes-certain qu'il ne trouve d'olftace direfl: , que lorfqu'il eft con-.prime fui le lymbe 

 cntier de Tantjeau , cequi eft confotme a la loi de I'equilibre des fluides. 



(3) Rccre«ions mathemaiiques & phyfiques par fca M. Ozaiiam , &c, ."houvellc 



