444 OBSERVJTIONS SUR LA PHYSIQUE, 



reftiltant du plus grand abaifTement de mercure dans le barometre fur la 

 montagne de Chimboraco, a Felevation de 3220 toifes; d'ou il fuit que 

 I'anneau de ^^ lignes j^ de dianictre fuflit pt'Ur contenir fur un plan de 

 glace tout Je mercure produit par cette variation , & que la furface fup^- 

 lieure du mercure dans le refervoir fera conllamment a la meme hauteur , 

 puifque,comme on J'a dit ci-de(Lis , on a donnfe jo lignes de diametre in- 

 terieur au refervoir, afin que dans ce cas extreme I'anneau de mercure fut, 

 du moins en partie , eloigne de ce bord. 



Quant a I'extreme en elevation, qui eft de deux pouces & quelque chofe 

 au-dellus du niveau de la mer , comme Ton a introduit dans le tube du 

 barometre une colonne de mercure de trois pouces au- deffus de ce terme , 

 il reftera toujours un anneau autour du tube, provenant d'une petite niaffe 

 de mercure ptoduite par un pouce d'abaifTement, en conftruifant I'inftru- 

 ment ; a caufe , comine on Fa dit ci-dcfTus, que la partie du refervoir 

 au-deffous de la glace I & 4 a ere remplie de mercure jufqu'a I'orifice 

 fuperieur duntrou ip & 20 de la glace I & 4, avant de plonger le tube 

 dans le refervoir. 



Si Ton deine rranfporter cet inftrument , en faifant mouvoir la vis K L 

 par le moyen indique ci deffus, l,e pifton ST Q R comprime le mercure 

 qui monte dans la capacite fuperieure comptife entre les deux plans de 

 glace I. 4. y. 6 ; & refluart fur lui-nieme par I'oaverture inferieure du 

 tube O , en reinplit toute la partie fuperieure qui peut etre vuide. L'on cefle 

 de mouvoir la vis lorfque le mercure fe trouve paitaitement comprime, 

 ce qui tait que l'on peut tranfporter I'inftrument , fans craindte de le 

 caffer. 



II eft bon d'obferver que Ton a foin de placer les deux petites vis d'ivoire 

 UP, au moment que le meccure eft pret a verfer par les deux ouvertures 

 qui fervent a introduire fair extetieur dans le refervoir. 



Baromhres portatifs , fervant au menu ufjge que le precedent , dont la conf- 

 truciion , quoique fur le mime principe , ejl plus iconomique. 



12°. Les variations du barometre fedenraire ne font pas audi grandes 

 que ceiles du barometre portatif, & la furface du mercure dans fon refer- 

 voir n'exigeant qu'un diametre proportionne a I'erendue de fes variations, 

 faconftruftion devienraifee & peu couteufe : cet objet eft aife a menre en 

 pratique , en failant I'application de la niethode que l'on propoie. L'on 

 pourroit aufti, en modifiant la menie conftrud:idn, le faire fervir au meme 

 ufage que le precedent. Nous allons voir qu'en donnant trente-fix lignes 

 de diametre interieur au refervoir , cette capacite fuffiroit pour parvenir 

 au meme but. 



On fuppole toujours que l'on voulut mefurer la hauteur de la montagne 

 de Chimboraco , qui nous a fervi d'exemple : lorfque l'on feroit parvenu l. 



