44^ OBSEKVATIO NS SUK LA P HYSldU E , 



Get inftiiiment a affez fenfiblemenc de grands avantages ; il ne lui 

 refte d'abord que tres-peu des defauts qii'ont ies barometres les plus pet- 

 teCtionnes des deux efpeces. 



D'ailleurs, retendiie de ces variations peut etre parfaitement mefiiree , 

 la furtace fuperieure du mercure dans le refervoir coTncidant dans tous 

 les cas avec ie zero de I'echelle de I'lnftrument. 



Tous Jes mouvementi imprimes au mercure par les divers cliange- 

 ments de I'etat de I'air dans i'acmofphcre , -y font reduirs a une colonne 

 de fluide verticale , dent toutes les tranches horizontales font dans la 

 meme podtion relativement a leur pefanteur fpecifique , & par confe- 

 quent les predions & depreflions y font toujours fenfiblement les mcmes, 

 leur mouvement ou leut refiftance s'y faifant toujours dans le menie 

 lens. 



14°. Chaque Obfervateur enfiiite peut varier a fon gre cette manicre 

 de conftruire le barometre : les proprietes en feronc toujours les niemss ; 

 & quoiqiie nous ayons borne I'extreme de I'abaifrernent de la colonne 

 de mercure dans le tube a celui que produiroit relevation de la mon- 

 tagne de Chimboraco, fi Ton prevoyoit avoir quelque experience \ faire 

 a une elevation plus confiderable au moyen des inftruments decrits 

 ci-deiTus, il feroic poffibie d'avoir avec la meme exadirude la hauteur de 

 la colonne de mercure dans le barometre dans des lieux bien plus eleves, 

 C2 qui generalifc d'autant plus I'ufage de cet inftrament , qu'il eft im- 

 pollible de parvenir non-feulement a d'aulli grandes hauteurs , mais meme 

 a la hauteur totale de la montagne de Chimboraco , dont une partie 

 d'environ 800 toifes eft toujours remplie de neige & de glace. 



Michanifim par Itqud on a t exprtfjion vrale de la. hauteur totale du 

 mercure dans le baromhre , Planche i"'. Fig. 1". 



I j". Je vais ajouter ici le moyen dont je me fuis fervi pour avoir avec 

 precifion la hauteur de la colonne de mercure dans le barometre , evitet 

 la parallaxe qui fait rapporter cette hauteur ou trop haut ou trop bas fur 

 Techelle , Si tacher de connoitre de quelle manicre d'affez grandes varia- 

 tions dans I'atmofphere pouvoient ctre indiquees par le baroinctre , tandis 

 que les variations de la colonne de mercure n'y paroiffent pas fenlibles. 



On place le tube du barometre K j^E dans une rainure a jour prati- 

 quee a la monture de I'inftrument, & dont la longueur eft proportionnee 

 a I'etendue de ces variations , ainli que celle de fon echelie. 



Premier index. 



On adapte a froitement , fig. i'% Planche I '^, un cylindre d'ivoire 

 n^i, avecle tube du barometre ka, ayant une petite vis de predion 3, 

 dc au cote duquel font fixees deux plaques qsb Sc dhf, don: I'extremite 



