SUR L’HIST. NATURELLE ET LES ARTS, 109 
moindre bulle d'air y puifle entrer dans le tuyau, quoiqu’on le renverfe 
ou qu'on le tourne dans tous Les fens, & cette circonftance le rend parfai- 
tement portable. 
4 En fecond lieu, les variétés produites dans la hauteur de la colonne 
de mercure par la cohéfion & la répullion de fes deux extrémités aux 
différens points de la furface intérieure du tube, y font compenfées , parce 
qu'elles agiflent en fens oppofés les unes aux autres dans une étendue tout- 
à fait femblable des furfaces des deux tuyaux qui les renferment, & qui ont 
le même diamètre. 
ç- En troifième lieu , par la même raifon , la figure convexe de ces deux 
furfaces devient femblable , &\fait difparoître l'erreur qui peut.exifter lorf- 
w'une des furfaces eft beaucoup plus étendue que l’autre , ou , pour mieux 
de lorfque la furface du mercure dans le réfervoir eft plate a" de fa 
colonne dans le tuyau fupérieur convexe , comme il arrive toujOurs dans les 
baromètres ordinaires. 
6. En quatrième lieu , ces deux furfaces, tout - à - fait femblables, font 
obfervées à découvert fans autre fecours que la vue; au lieu qu’il eft im- 
poflible d'obtenir cet avantage, ni celui du numéro précédent , dans les 
baromètres des meilleurs Artiftes , ou dans ceux dont la furface du mercure 
forme , dans le réfervoir, une des extrémités de la colonne de mercure, 
lors même qu'elle y eft obfervée, par le moyen d'une pièce flottante 
d'ivoire ou d'une autre matière. 
7. En cinquième lieu, par la facilité qu’on a d’obferver à découvert les 
deux extrémités de la colonne de mercure , il n’y a pas à craindre aucune 
méprife de la part de l’Artifte fur la détermination du zéro, ou extrémité 
inférieure de la colenne de mercure; car outre que le poids de la pièce 
flottante peut diminuer avec le cemps , depuis que les divifions & diftances 
de la mefure des hauteurs ont été déterminées, on ne connoît jamais bien 
exactement l'effet du frottement que la tige de cette pièce foufire dans les 
côtés de fon châffis, pour obéir à la réfiftance que fa bafe rencontre dans la 
furface du réfervoir. 
8. On verra quelques autres avantages de ce nouveau baromètre dans 
lesn®. 13, 14,15 ,16,148, &c., dont je ne parlerai point à préfent, 
parce qu’il fera plus naturel d’en faire mention lorfque j'en décrirai la conf: 
truction, Voyez ce que je dis au n°. 204 fur la reflemblance de mon baro- 
mètre avec ceux faits par M. Ramfden, Artifte aflez connu de Londres , 
mais qu'il eft très-facile de ne pas confondre. 
9. Forme de laboîte. La fig. 1 , pl. I, repréfente le baromètre renfermé 
dans fa boite EF, de Mahogany , par le moyen de trois anneaux de mé- 
tal G BH, dont le plus grand G peut paffer pardeflus les deux BH, & 
celui du milieu B pardeflus le plas petit H. Chaque annéau a les deux 
rebords un peu élevés au-deflus de fon plan, & ils font guillochés , pour 
