110 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
être mieux faifis par la main, en les ôtant ou en les mettant à leur 
place. - 
10. Cette boîte E F a La forme d’un cylindre creux, fendu en trois bran- 
ches depuis A A'jufqu'à F, qui font excavées en dedans pour recevoir le 
corps du baromètre, & garnies avec des bouts de fer à l'extrémité F. Ces 
trois jextrémités forment enfemble une pointe ronde fort obtule; mais 
lorfqu'elles font féparées, leurs pointes deviennent aflez tranchantes pour 
tenir folidement fur le terrein, ou même fur le plancher où elles appuient. 
(Voyez fig. 2, pl. I. 
11. Manière de fufpendre l'inftrument. C’eft fur la boîte D D que le 
baromètre doit être fufpendu (n°. 14, 15), 82 fon propre poids l'y 
rend perpendiculaire à l'horizon, fans avoir befoin d’être ajufté par l’a- 
plomb Pet de Luc emploie pour fon baromètre. IL eft vrai que s’il 
furvient quelque vent aflez fenfible lorfqu'on obferve à découvert, il 
caufe des’ vibrations qui rendent l’obfervation difficile. Pour obvier à cet 
inconvénient, j'avois fait ajouter au-dedans de chaque jambe du fufpen- 
foir une tringle de bois, qui y tenoit par une charnière, & qui fe plioit 
au-dedans lorfque les jambes étoient fermées, comme dans la figure 7. 
Lorfqu’on ouvroit le fufpenfoir, on faifoit tomber les trois tringles fur 
le réfervoir NC, figure 2, du baromètre , & elles l'y arrétoient folide- 
ment. 
12. Méthode pour fixer folidement l'inffrument. J'ai fupprimé cependant 
ce mécanifme dans la fuite, parce que j'ai trouvé qu'on pouvoit obtenir 
plus aifément toute la folidité requife , en attachant deux bouts de ficelle 
aux deux jambes du fufpenfoir : on fait un doublé ou triple tour avec les 
deux ficelles enfemble autour de la boîte ou réfervoir du baromètre, mais 
fans lé déranger de fa pofition verticale, & on les lie fimplement à la troi- 
fième jambe du même fufpenfoir. 
13. Dans ces baromètres , chaque branche tient à la couronne ou partie 
fupérieure D D par une charnière, comme les fig. 1.& 2 le repréfen- 
tent; en forte qu'on peut les ouvrir autant qu'on veut, fans forcer ni 
gâter les gonds comme ibdoit arriver dans un cas pareil, lorfque leur 
conftruction eft comme celle qu'on voit repréfentée au n°. 33 des Tran/aët, 
philof. de Londres, 67° vol. , p. 658. 
14. MM. Nairne & Blunt eurent recours à la nouvelle conftruction 
que je décris pour remplir l'objet que je leur avois recommandé; c'éroit 
de trouver la fufpenfion du baromètre au moyen d’une plaque qu'on fut 
à même de tourner du côté du jour le. plus avantageux, afin d’obferver 
avec précifion & fans gène les deux extrémités de la colonne de mercure, 
comme on le verra bientôt. En effet, il y a au - dedans de la couronne 
fupérieure une plaque ronde D D, qui eft mobile dans le fens horizontal , 
& qui porte l'axe du cercle où font Les deux entailles triangulaires, où 
