\ 
112 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
par M. Blunt, dont l’objet eft de pouvoir rétrécir plus ou moins la capacité 
du réfervoir , felon qu'on y veut faire entrer plus ou moins de mercure, à 
caufe des différentes élévations où l’on auroit des obfervations à faire avec 
le baromètre. 
21. Cette circonftance eft plus importante qu'on ne le penfe ; car fi La 
vis € eft trop longue, & qu'on la dévifle en forte que la furface du mer- 
cure dans le réfervoir foit au-deffous du bout inférieur du tuyau, l'air 
extérieur entrera'dedans, & l’on ne pourra pas employer le même baro- 
mètre fans faire bouillir de nouveau le mercure dans fon tuyau , pour le 
repurger de tout l'air: autrement, ilne montreroit point la vraie hauteur 
du mercure, qui correfpondroit à la preflion de l’atmofphère, parce que 
la grande élafticité de l'air, les expanfons & contractions très-confidé- 
rables qu'il reçoit par la chaleur & par le froid , ne cefleroient de rendre 
douteufes les hauteurs de la colonne de mercure dansle baromètre. 
22. Des foins à apporter pour faire rebouillir le mercure. L'opération de 
faire bouillir le mercure, comme il convient, dans le tuyau de verre qui 
fait partie effentielle de cet inftrument , demande beaucoup de foins & de 
patience. ( Voyez les n°°. 163 & fuiv. ). Outre cela, on court rifque de 
faire caffer le tuyau par l'action du feu, toutes les fois qu'il n'eft pas échauffé 
par degrés & fort lentement; ce qui n’eft guère praticable fur une mon- 
tagne, fans beaucoup de précaution & de peine. Aïnfi, l'on ne doit point 
oublier tout ce qui peut contribuer à prévenir de pareils accidens, 
23. La capacité intérieure qu'il faut ménager convenablement dans 
celle du réfervoir des bons baromètres portatifs , peut aller quelque- 
fois au- delà d’un demi - pouce en hauteur ; car il eft néceflaire que fon 
tuyau ait un diamètre raifonnablement grand , c'eft- à-dire, il faut qu'il 
ait environ deux dixièmes ou même un quart de pouce , pour éviter les 
frottemens du mercure contre la furface intérieure du tuyau. Outre cette 
circonftance , il faut que ce tuyau foit aflez long , pour qu'il y refte un 
efpace vuide de quelques pouces, lorfqu'on obferve dans des lieux fort bas, 
comme dans des vallées profondes ou dans des mines, &c. 
24 Or, on conçoit bien qu’en faifant cerraines obfervations fur de 
hautes montagnes , il eft des circonftances où le tuyau doit refter vuide 
au-delà de 20 pouces (n°. ÿ2)3 & par conféquent, fi le réfervoir n’eft 
ue d'environ un pouce & demi de diamètre , il eft clair qu'on aura befoin 
4 ménager un efpace vuide dans le réfervoir au-delà d'un demi - pouce 
de hauteur; car la hauteur des cylindres égaux étant en raifon inverfe des 
2 
ÿ ? 20X ,25 20X, 0625 1,25 
quarrés de leurs bafes, on voit que —— = = 
2,25 2,25 
c'eft-à-dire , le quarré de la bafe 1, $ eff au quarré de 25, comme la hau- 
teur 20eftà ç5. 4 
25. Mais 
