SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 113 
25. Mais ce trop grand vuide dans le réfervoir ne doit étre employé 
qu'à mefure qu'on en a befoin , felon les circonftances du lieu où l'on fait 
J'obfervation , comme je l'ai déjà fait remarquer au n°. 20 : fans cette 
récaution , l'inftrument peut fe déranger & faire manquer l'opération. M, 
lunt difpofa denc la pièce E E, ffg, 3, en forme d’écrou ; alle long pour 
el Sn tourner fans fortir de fa place, En le tournant de fa main droite à 
à gauche, on fait monter une grofle vis, au - dedans de laquelle pañle 
la vis à double pas, qu’on fait inde par la clef C, fig. 2& 3, en 
la tournant dans le même fens. Cependant ; fi le diamècre du réfervoir 
de ces baromètres eft au-delà de deux pouces , il n’y a pas lieu de craindre 
V’accidenc dont je viens de parler, même dans les plus hautes montagnes ; 
& par conféquent la feule vis C étant affez longue, peut fuffire à ces baro= 
mètres, 
26. Manière d'obfèrver le zero dans la colonne de mércure. Auffi - tôt que 
le mercure defcend dans le petit tuyau B, fg. 3, on abandonne la ron- 
delle EE ; & reprenant la clef C, on la tourne d'un côté ou de l’autre, 
jufqu'à ce que la partie convexe du mercure, qui eft au-dedans du petit 
tuyau B, foit en contact avec la feétion fupérieure de l'anneau de métal 
ui le couvre. Il ne faut pas oublier de placer Le baromètre au grand jour 
(n°. 18), afin de pouvoir bien diftinguer la furface du mercure, qui doit 
être convexe. IL eft aufli fort à-propos de donner quelques petits coups 
- avec le doigt fur la boîte N, fig. 2, du réfervoir , pour aider le mereure 
à furmonter la cohéfien qu'il a avec l'intérieur du tube, afin d'obéir plus 
librement à la vraie preflion de l'atmofphère, 
27. Pour bien faire cette obfervation, il faut toujours placer l'œil en 
forte que les deux furfaces antérieures & poftérieures de cet anneau, pa- 
roiffent ne faire qu'une feule ligne, afin d'éviter toute parallaxe; & il faut 
auñi que, dans le même temps, la furface convexe du mercure qui eft 
dedans, paroifle la toucher comme un arc de cercle touche fa rangent2. 
Cette circonftance eft repréfentée par la fig. 4 : A A eft la furface fupé- 
rieure de l'anneau de métal, vue en forte qu’elle paroït former une feule 
ligne avec l'autre furface poftérieure; & N ON repréfente la furface convexe 
du mercure au-dedans de ce tuyau, qui touche en C la ligne À A, Cette 
ligne eft le zéro de l'échelle qui mefure la colonne de mercure, 
28. Comme il eft fort génant de faire cette obfervation du zéro de la 
colonne de mercure, en mettant la tête fi bas que l'œil de l'Obfervateur foit 
daus la même ligne horizontale avec le petit tuyau B, fig 2 & 3, A:ra 
fort aifé d'y mettre à côté un petit miroir incliné d'environ 45 degrés, ou 
même plus, pour qu'on puifle voir les deux furfaces À A , dont je viens 
de parler , en regardant d'en-haut, c'eft-à-dire , en mettant l'œil en G »Îig. % 
LA 
Tome XIX, Part. 1, 1982. FÉVRIER, P 
’ 
