114 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
pour voir la partie convexe du mercure au-dedans du petit tuyau B,, felon la 
ligne GB. 
N. B. Au défaut de miroir, on peut y fuppléer par un petit prifme de 
verre: ce qui fera plus durable & moins difficile à exécuter. 
29. Après s'être afluré pendant quelques minutes que la furface du mer- 
cure eft exactement en contact avec la ligne apparente A A , on mefurera 
a hauteur de la furface fupérieure F, #g. 2, du baromètre. Pour cela , 
on prend la clef C, on la met dans la tige quarrée A, & on fait 
mouvoir par ce moyen l'anneau fupérieur qui embraffe le tuyau en F. Cet 
anneau {x rouve parderrière la pièce du nomius, repréfenté feul dans la 
fig. 5: e 
30. Manière d'obferver la hauteur de la colonne de mercure. On doit aps 
pliquer l'œil , comme je l'ai dir'ci-deflus (n°. 27 ),en regardant à travers 
le tuyau contre le jour ; car la planche ou châflis du baromètre a dans le 
milieu une fente parderrière, qui eft auffi longue que leséchelles de métal. 
On placera l'œil en forte que la furface fupérieure du mercure paroiffe 
toucher la ligne qui eft formée par la furface antérieure & poftérieure de 
l'anneau du nonius, où le tuyau eft renfermé de la même manière qu'une 
tangente touche un cercle, comme je l'ai dit ci-deffus(n°.27) , en parlant 
de la furface inférieure. 
31. Sur les échelles des pouces anglois 6 françois. L'anneau fupérieur F, 
fig. 2 , dontje viens de parler, eft couvert par la pièce à couliffe qui porte - 
les deux nonius, un de chaque. côté, Celui qui eft à droite glifle fur une 
échelle de pouces françois, dont chacun eft divifé en douze lignes, & 
chaque ligne eft divifée par le nonius en dix parties ; en forte qu'on peut 
connoître, par le moyen de ce nonius , quelle eft La hauteur de la colonne de 
mercure jufqu’à la 120° partie ( 10 x 12—120 ) du pouce françois. 
… 32. L'échelle qui eft de l’autre côté , à la gauche de l’Obfervateur, eft 
divifée en pouces anglois : chaque pouce eft divifé en 20° de pouce; & le 
nonius fubdivife chaque 20° en 25 parties; ce qui fait voir la hauteur de 
la colonne de mercure jufqu’à la $00° partie du pouce anglois(20 X 2$ 
— 500 ). Mais le nonius étant numéroté à double, pour la commodité 
. du calcul, c'eft-à-dire , les premières cinq divifions étant marquées 50, 
alors chaque divifion eft comptée par deux millièmes de pouce; ce qui 
2 
revient au même: car chaque = eft la même chofe que —+- de pouce. 
500 1000 
33: Pofition du nonius. Lorfque la ligne € C du nonius, fig. $, coïncide 
avec celle de l'anneau qui eft parderrière , alors les hauteurs fenfibles de 
la colonne de mercure font montrées exactement par le nonius fur chacune 
des deux échelles , c’eft-à-dire, en pouces, & leurs parties refpeétives en 
pieds frähçois ou pieds anglois. Ce féra cependant fur cette dernière mefure 
: 
\ 
} 
