10 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
» les anciennes, & conftruire aufli un nouveau thermomètre de cortecz 
» tion. Mais quand même on feroit tout cela, on n’auroit jamaisun moyen 
» sûr de connoître par le thermomètre la dilatation du mercure dans le 
» baromètre. L'imperfection de cette méthode tient non-feulement aux ex- 
» périences peu exactes qu'on a faites pour l'étayer , mais encore à la mé- 
æ* thode même. 
> La chaleur ne fe communique pas feulement aux corps en raifon de 
» leur denfité, mais encore en raifon de leur volume, Si le volume d'un 
>» corps eft confidérable , la chaleur, dans un temps donné, ne pénètre 
» pas jufqu'à fon intérieur. Le mercure étant en plus grand volume dans 
» le baromètre que dans le thermomètre , & contenu dans un verre plus 
» épais, la dilatation ne peut être concomitante. dans l'un & l’autre inf- 
> trumernt, 
» On dira peut-être qu'il faut peu de temps au mercure pour prendre 
» la température de l'air ambiant; mais quel eft ce temps ? & quelles font 
» les expériences faites par les Phyficiens pour nous dire s’il faut pour 
» cela un quart-d'heure, une heure, un jour? Il eft clair que ce temps 
= variera comme la quantité de mercure. Il faudroit qu’on nous dit que 
>» lorfqu'il y a dans le baromètre tant de livres &c d’onces de mercure, 
» il faut le laifler pendant tel ou tel temps dans la température où l’on 
» veut obferver; & alors, quel embarras pour l'Obfervateur ! Arrivé au 
>» fommer d’une montagne, il fera obligé d’attendre que fon baromètre 
> ait repris la température de l'air ; &, fi le mauvais temps l'en empé- 
»che, il perdra le fruit de fon voyage. Ce n'eft pas encore tout. Sup- 
» pofons qu'il ne faille au baromètre ; pour prendre cette température , 
» qu'une demi-heure ou un quart-d’heure ( ce que je puis affurer n'être 
» pas aflez), fi la température vient à changer, il faudra que l'Obferva- 
» teur attende encore pour que le baromètre fe co-ordonne de nouveau 
»à la température extérieure ; & fi cette température continue à varier, 
» jamais la température du baromètre ne fera au même degré que celle 
» de l'air; jamais les dilatations ne: feront concomitantes dans les deux 
>» inftrumens : fouvent des variations fubites influeront d’une manière 
>» très-fenfible fur le thermomètre, fans rien changer au baromètre; & 
> alors, on fuppofera dans le baromètre une dilatation sou une conden- 
> fation qu'il n'aura réellement pas. Tout le monde fait que les varia- 
» tions de chaleur font fubites & fréquentes fur le fommet des montagnes : 
» elles le font aufli, quoique beaucoup moins, dans. les plaines; & j'ai ob- 
» fervé, dans-les environs de la plaine de: Crau, 64variations dans vingt- 
»quatre heures: 
» Îl y aura encore un autre inconvénient. On ne fèra jamais sûr que 
«les baromètres des Obfervateurs, placés au fommer & au bas de la 
» montagne à mefurer ; foient d'accord entr'eux ; l'un pourra être à la.tem- 
