6 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
> l’on conftruisit fon baromètre double , d’après des rapports très-difficiles 
>» à faifir. On a abandonné depuis long-temps fa méthode, & les baro- 
> mètres fimples font prefque les feuls dont les Phyfciens faflenc ufage. 
» Le moyen qu'il indigquoit pour corriger dans le baromètre l’erreur pro- 
» dyite par la chaleur , en Ê fervant pour cela du thermomètre , a été 
> renouveilé par plufieurs Météorolopgiftes |, & entr'autres par M. de 
» Luc. 
>» Îl n'eft pas inutile de remarquer qu'on a cru long-temps, à Londres 
» & à Paris, que dans les baromètres fimples le mercure n’augmente 
» pas fenfiblement de volume pendant les plus grandes chaleurs de l'été, 
» même en expofant le baromètre au foleil. Un pareil phénomène feroit 
# contraire aux Loix Les plus connues de la Phyfique; & , pour fe con- 
» vaincre du contraire, on n'a qu'à laifler un baromètre bien purgé d'air 
» pendant quatre minutes au foleil : on verra le mercure s’y dilater, pour 
» reprendre fon état naturel dès qu'on le tranfportera à l'ombre, A la 
» vérité, s'il y a de l'air dans Le haut du tube, le mercure ne s'élevera 
» point ; ilbaïfflera même, étant repouflé par l'air renfermé qui fe dilate : 
a mais dans un baromètre à deux branches, l'augmentation de volume fe 
» fera fentir dans la petite. : 
» M. de Luc, perfuadé avec raifon que la dilatation du mercure avoit 
> lieu dans le baromètre , en plaça plufieurs dans une chambre avec des 
>» thermomètres ; échaufflant enfuite l’appartement le plus qu'il lui fut 
» poffible, il obferva de combien de degrés les thermomètres étoient 
# montés, & quelle avoit été la dilatation du mercure dans les baro- 
» mètres, En partant de cette expérience, qw'iln'a pas répétée ,il a établi une 
» proportion , de laquelle il réfulte , felon lui , que le thermomètre montant 
» du point qui marque la glace à celui qui répond à la chaleur de l’eau 
» bouillante , le mercure dutbaromècre doitie dilater deifte lignes. M. de 
» Luc propofe enfuite de conftruire un thermomètre, où 96 marque la 
» chaleur de l'eau bouillante , & dit qu'alors chaque degré de ce thermo- 
» mètre défignera qu'il y a de ligne de dilatation dans le baromètre. 
» Mais comme dans l'expérience qui fert de bafe à fa méthode , la 
# hauteur de la colonne que l’air tient en équilibre eft fuppofée être de 
» 27 pouces , il eft clair que la dilatation fera plus grande ou plus petite, 
> felon la plus grande ou plus petite élévation du baromètre. Le thermo- 
# mètre de correction ne pourra donc fervir que pour le cas où la lon- 
» gueur de cette colonne fera de 27 pouces. L’Auteur a prévu cet incon- 
» vénient, &c il veut qu'on change les degrés du thermomètre en raifon 
» inverfe de La hauteur du baromètre, pour qu'ils indiquent toujours des 
» 16” de lignes à retrancher fur cette hauteur. 
» Le feul moyen qu'on ait donc trouvé jufqu’à préfent pour diftinguer 
» dans le baromètre l'effet de la chaleur de celui de la pefanteur de l'air, 
>» cft de confulter un thermomètre fait exprès, & de faire enfuite les ré- 
