122 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
dans Le corps du châfis de l'inftrument, comme je le dirai ci-après, n°.6$, 
il ne peut pas montrer exactement la température de l'air libre où l’onfait 
ces obfervations, Pour diftinguer ce thermomètre du premier , je l'appellerai 
toujours thermomètre détache. 
63. On concevra aifément la néceflité de ce fecond thermomètre , fi 
Ton confidère que l’expanfon caufée par la chaleur dans la colonne de 
latmofphère , doit la faire devenir plus haute, quoiqu'étant du même 
poids; c’eft-à-dire, fi au lieu d’avoir la hauteur KB, fig. 7, pl. 1, l’'at- 
mofphère avoit , par l’effet de fon expanfon, la hauteur X A; dans ce cas, 
la même colonne de $ portions ou parties du baromètre qui correfpon- 
doient à la hauteur GG dans Le premier cas, ne correfpondront alors qu'à 
la preflion faite à la hauteur de la ligne pointée qui eft au-defflus de GG ; 
parce que c'elt celle-ci qui fait la 6° partie de la longueur totale de la 
colonne X A de l’atmofphère, & ainfi de fuite jufqu'à la hauteur C C du 
fommet de la montagne: de manière que , felon cette fuppofitiongäil y 
aura à la hauteur C C une erreur de prefque un 6° au moins ; c’eft-a-dire, 
la colonne de mercure dans le baromètre fur le fommet C € montrera 
lamême preffion , à peu de chofe près, que dans la première rempératuré 
de l'air où on l’avoit obfervée à la hauteur DD, comme il paroït para fim- 
ple infpection de la fig. 7. | À 
64. Il n'eft pas néceflaire d’avertir que ces deux thermomètres doivent 
être faits avec du mercure , & non pas avec l’efprir-de vin; car on a 
démontré depuis long-temps qu'on ne peut point compter fur l'exactitude 
de ces derniers. Néanmoins il eft afflez étrange que les thermomètres à 
efprit-de-vin trouventencore des partifans, mais en petit nombre àla vérité, 
C'eft par de femblables obftinations que Les progrès des connoiffances hu- 
maines font toujours retardés. 
65. Deftription de ces thermomètres. Le premier thermomètre, GH, 
fig. 3, pl. T, dont je viens de parler (n°. 61), eft toujours attaché au 
corps du baromètre. Il y a un couvercle , fig. 6, qui le garantit contre 
tout accident. On l’ôte en déviffant la vis A, & l’on peut le viffer parder- 
rière au même endroit ; pour compléter l'équilibre du corps de l'inftru- 
ment. Ce thermomètre eft tout près du tuyau du baromètre, & n’eft pas 
plus exp ue lui aux impreflions de l'air extérieug, ayant fon petit ré- 
fervoir , -dire, fa propre boule enfoncée dans le bois pardefous la 
plaque de fa bafe. Ceux qui laïflent ce thermomètre tout-à-fait découvert, 
n'en ont jamais tiré tout l'avantage qu'on déevoit en atrendre dans la pra- 
tique. ( Voyez len°. 34, pag. 359 du 67° vol. des Tran/aff. philof.) 
66. Le bout de la tice des thermomètres , tel qu’on le voit en G, fig. 3, 
doit tre plié à angle droit en arrière, & doit pafler par le trou quieft 
vis-à-vis dans la plaque de l'échelle, afin de l'y ie aflujettir , parce que 
lexpanfon ou la contraction du verre agit alors dans le même fens que 
celle du métal, & l'erreur n’affeéke pas tant la graduation du thermomètre, 
1 
