196 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
mètre GH, fig. 3 , à côté de fes degrés. On l'appelle écheile de correc- 
tion, & c’eft l’extérieure à la droite de l'Obfervateur. Le zéro, degré de 
cette échelle , eft Le terme de la température moyenne, vis-à-vis le 5° degré 
de Fahrenheit, qui correfpond au degré 10,2 de Réaumur. Ainf, toutes les 
fois que le thermomètre GH fera au $$* degré, il n'y faudra point faire 
de réduction ; pourvu que le baromètre foit à la hauteur de 30 pouces. 
(Voyez n°.8$ ). 
82. Mais fi le thermomètre GH montre des degrés au- deflous de 55°, 
& que le baromètre fe trouve à 30 pouces, ou à très-peu de chofe près, 
alors il faut ajouter à la hauteur du baromètre les centièmes de pouce 
qui fe trouveat dans cette échelle, vis-à-vis ce degré du thermomètres; 
il faudra au contraire en retrancher cette quantité, fi la températ 
au-deflus de la moyenne de S$° > pourvu toujours que la hauteur du m 
baromètre foit à 30 pouces anglois, ou à très-peu de différence près. E 
fimple infpe@ion de la fig. 11 fuffit pour comprendre l’ufage de cette échelle 
fans aucune autre explication, ; 
82. Mais lorfque la hauteur du baromètre eft éloignée de 30 pouces 
anglois, il eft néceffaire d'employer la règle de srois , pour connoitre la 
vraie correction qu'il y fautéfaire. Si la hauteur du baromètre et, par 
exemple , de 24 pouces, quéwlappellerai P ; & qu'on appelle C la correc- 
tion indiquée par l'échelle du thermomètre attaché GH, figure 3; & 
enfin x, la vraie correction qu'on fouhaite avoir: dans ce cas, on aura 
SO: Cr 100 = x. Cette valeur de x fera ajoutée à la hau- 
teur de la colonne obfervée du baromètre, toutes les fois que le thermo- 
mètre fera au-deflous de 55° ; mais s’il eft au-deflus de $5°, alors il faut 
l'en retrancher. 
84. Pourrendre plus aifé ce calcul , voici une petite table décimale que 
j'ai formée , & qui le réduit à une fimple addition & multiplication. 
Cette table eft fondée, de même que l'échelle ci - deffus , fur le réfultat 
d’un grand nombre d'expériences très - délicates faites par M. le Che- 
valier-Schuckburgh, jeune Savant Anglois, & Membre de Ja Société 
Royale. J 
85. Il eft démontré , par cesexpériences, que lexpanfon du mercure, 
par chaque degré du thermomètre, eft égale à ,00304 de pouce, lorf- 
que la hauteur du baromètre eft à 30 pouces anglois, (Voyez fon excel- 
Jent Mémoire dans les Tranfaët. philofoph. , 67° vol. ,n°. 30, p. 567). 
86. Il eft. donc évident, 1°. qu'il-y a un dixième de pouce anglois à 
retrancher dans la hauteur de 30 pouces du baromètre pour chaque 33 
degrés du thermomètre de Fahrenheït, au-deffus de la rempérature moyenne 
de 55°; ou à l’y ajouter lorfque le thermomètre eft au deffous du même 
: degré 
