L 
* 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 269 
109. IL faut remarquer que c’eft pendant le beau temps qu'on doic 
faire ces obfervations fur mer, pour prévenir & faire les difpolitions à 
l'égard du mauvais temps qui va fuccéder; car pour ce qui regarde la 
prédiction du beau temps pendant la tempête, elle ne rire pas à con- 
féquence : je veux dire qu'il eft indifférent de le favoir d'avance , parce 
qu'il n'eft pas néceflaire de préparer le vaifleau pour le recevoir. [l n'en 
eft pas de même pour ce qui concerne Le mauvais temps : lorfqu'il s'ap- 
proche, cet inftrument ne manque pas d'en donner des fignes aflez fen- 
fibles , en defcendant, dans peu de temps, fort au- deffous de fa hau- 
teur ordinaire; & cela, bien avant que la tempête éclare : de façon qu'on 
peut arranger les voiles, & prendre les autres précautions néceflaires pour 
mettre le vaiffeau en état de fupporter l'orage avec moins de défa- 
vantage. 
200. D’après cette réflexion, on voir bien que l'obfervation de ces 
baromètres ne peut pas avoir la moindre difficulté fur mer , pendant le 
temps qu’elle eft la plus importante/& néceflaire. En PRE même 
que le tangage du vaifleau produife quelque mouvement dans la hauteur 
du baromètre, il n’y a qu'à regarder les deux extrémités de ce mouve- 
ment , c’eft-à-dire, quelle eft la plus grande & la plus petite hauteur du 
mercure au-dedans du tube ; & prendre la moitié ou la moyenne de ces 
deux extrémités , pour avoir la vraie hauteur aétuelle caufée par la preflion 
de l'atmofphère. 
201. Or, pour ces obfervations , il faut avoir l'attention d'examiner 
fouvent fi la hauteur du baromètre fe foutient ou non comme aupara- 
vant, fans qu’il foit néceflaire pour cela d'ouvrir le réfervoir , ni avoir 
aucun égard au zéro de l’échelle ; c’eft à-dire, qu'on n’a pas befoin d’exa- 
miner fi la furface inférieure du mercure en B, fig. 3, fe trouve ou non 
en contact avec l'anneau du petit tuyau, comme on l’a dit n°. 27. 
202. Âu contraire on doit teurner la vis H, fig. 8, de la droite 
à la gauche , jufqu’à ce que le mercure defcende à l'endroit DOOOF, 
où le réfervoir a la plus grande largeur horizontale; car alors les hau- 
teurs de la colonne de mercure feront plus fenfibles dans la partie fupé- 
rieure, tandis que dans l’autre cas, elles n’y paroïtroient que de moitié, 
comme dans un vrai fyphon. Il eft prefque inutile d'ajouter encore que le 
même baromètre peut fervir dans la fuite aux obfervations fur terre, 
pour mefurer des hauteurs comme on l’a indiqué n°. 192. 
203. S'il ne s'agifloit que d'avoir des baromètres deftinés unique- 
ment aux obfervations fur mer, je ne balancerois pas à recommander 
le baromètre marin inventé par feu M. Paffement, que j'ai vu chez lui 
à Paris, durant le féjour que j'y fis vers l’année 1758 ou 1759. On 
peut voir l’idée de ce baromètre dans l'Ouvrage de M. Deluc, fur les 
Modifications de lAtmofphère, n°. 61 , note a, Mais je fuis charmé d’ap- 
prendre que depuis peu, MM. Nairne & Blunt ont travaillé fur cet objec 
