à 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 2371 
fervée avec le baromètre , en employant la table du n°. 131, que M. 
Schuckburg publia comme particulièrement commode. Le Lecteur pourra 
juger, d'après les opérations de cet exemple , fi la première méthode 
p'eft pas bien plus facile que la feconde dans la plupart des obfervations ; 
c'eft-a-dire , dans celles qui ne font pas exactement dans les onge cas 
exprimés par la table , comme je l'ai déjà remarqué ci-deflus au n°. 147. 
208. Des petits Baromètres marins du Doëleur Hook. Après avoir donné 
la defcription & ufage de mes baromètres, je ne balancerai point à ajou- 
ter ici un précis de la conftruétion de ME autres qui ont des avan- 
tages particuliers. C’eft ce que je vais faire d'autant plus volontiers, que 
je ne m'écarterai point de mon füujet, & moins encore du but principal 
pour lequel j'écris; favoir , celui d'étre utile au public, objet infiniment 
précieux à mon opinion. Je commencerai donc par le petit baromètre 
marin inventé par le Doéteur Hook au commencement de ce fiècle. Cet 
inftrument, tombé dans un oubli prefque total , méritoir, il eft vrai, un 
meilleur fort, d'autant mieux que plufieurs Navigateurs de réputation en 
‘ont tiré de grands avantages, en l'employant à bord de leurs vaifleaux , 
pour connoître d’avance l'approche des orages & des tempêtes, lors 
même que cet inftrument n'étoit pas dans l’état de perfection où il eft 
aujourd'hui, 
209. Ce baromètre confifte dans un manomètre placé à côté d'un 
thermomètre, Les expanfions de l'air renfermé dans le manomètre caufées 
par la chaleur de latmofphère , tandis que fa pefanteur fe trouve à une 
hauteur connue, y font marquées par les mêmes nombres des degrés du 
thermomètre, Ainfi , toutes les autres différences de la pefanteur de l’at- 
mofphère qu’on obferve dans la fuite, doivent faire monter ou defcendre 
lemanomètre au-delà du degré qui correfpond à celui montré par le 
thermomètre, Je vais donner la defcription de cet inftrument avec les 
corrections que l’on a faites en Angleterre au manomètre, & auxquelles 
je viens d'ajouter un nouvel avantage , celui de le rendre portable. [1 n'y 
a qu'à comparer cet inftrument avec celui décrit par le Doéteur Défa- 
guilliers dans fon Cours de Philofophie, dont M. Deluc avoue néanmoins 
Futilité pour les obfervations fur mer (n°, 61 de fon Ouvrage fur les 
Modifications de LArmofphère ) & Von fera convaincu que celui-ci eft infini- 
ment fupérieur, 
210. Soit FLNK, fig. 14, un thermomètre de mercure d'environ 
1? ou 15 pouces en lonoueur. La boule K peut être recourbée en arrière 
Cf l’on veut) & refter cachée ertre le faux fond du châflis. L'échelle LN 
de ce thermomètre doit être graduée pour le moins depuis la glace (32°. 
de Fahrenheit) jufqu'à la plus grande chaleur de l’été, ou même jufqu'au 
degré de 90 de la même échelle. Voyez le n°. 66 , fur La pofition du bout 
de la tige du thermomètre. 
211. Le manomètre eft compofé de deux tuyaux AC & BD: le 
