272 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
premier a une boule À qui peut être également recourbée & cachée pat- 
derrière le faux fond. Ce tuyau eft étroit, & du même calibre que l’autre 
B D. Tous les deux font cimentés (n°. 159) à deux embouchures coniques 
de bois dur, qui communiquent avec le réfervoir E, dont Le robinet C 
peut empêcher la communication avec le tuyau A C lorfqu'on le tourne 
en bas , ceft-à-dire , dans la poftion contraire, repréfentée par des 
points. Le tuyau BD communique toujours avec le réfervoir; mais 
il y a une embouchure d'ivoire ou de bois dur, en forme d’en- 
tonnoir en B , qui peut être fermée à volonté avec un bouchon de la 
même matière. Il y a une échelle fixe qui règne tout le long entre ces 
deux tuyaux, qu'on doit divifer comme je vais le dire, & une autre échelle 
MS qui eft mobile dans la rainure AC : celle-ci eft de trois pouces, 
divifée en dixièmes , & marquée par les n°, 34, 30, 29 & 28. 
212. Le réfervoir EË a un fac de peau qui ef fitué latéralement, & qui 
peut être pouilé vers E en tournant la clef G. La boule A doit être d’une 
grandeur telle, que l'air contenu dans fa capacité à la température de la 
glace, ne puifle avoir une expanfion plus grande que la capacité de fon 
tuyau NC, au moins d'environ trois pouces. On remplit donc le tuyau 
avec du mercure, tandis que le thermomètre eft à 32°, laiflant la boule 
À pleine d'air ; on en met aflez dans le réfervoir E , en forte que tour- 
nant la clef G, il puiffe monter dans le tuyau BD , jufques vis-à-vis la furface 
du mercure en N, ayant toujours le robinet ouvert pour qu'il communique 
avec le réfervoir. 
213. On fait changer graduellement la température de la chambre, 
ou de la boîte où l'on fait l'opération ; marquant fur l'échelle XZ qui 
eft entre les tuyaux NC & BC, les mêmes degrés donnés par le thermo- 
mètre KF, & ayant foin de tourner la clef G , en forte que le mercure 
en BD foit toujours à la même hauteur de celui qui eft dans l’autre 
tuyau NC, parce que fans cette circonftance , il y aura de l'erreur dans 
la vraie expanfion que l'on croiroit être caufée par la chaleur dans le ma- 
nomètre. Après avoir divifé la grande échelle XZ, entre les deux tuyaux 
NC & BD, on doit mettre un index ou aiguille T dans l'échelle mo- 
bile MS, exactement au même pouce, & dixième ou centième de pouce 
où fe trouve le baromètre fimple, tandis qu’on fait l’opération dent on 
vient de parler. 
214 Le châffis de cet inftrument doit être garni d'un verre en forme 
de porte, pour pouvoir l'obferver fans que l'haleine de l'Obfervateur puifle 
caufer aucune variation dans le manomètre. C'eft par cette raifon qu'on 
laifle au dehors la clef G, & qu’on en pratique une autre H pour haufler 
& baifler l'échelle MS, fans ouvrir la porte qui renferme l'inftrument, 
Voici à préfent la manière de faire des obfervations. 1°. Tournez la clef G, 
jufqu'à ce que le mercure dans les deux tuyaux NC & BD foit précifémenc 
à la même hauteur, 2°. Examinez le degré du thermomètre dans l'échelle 
IN, 
de. 
