342 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
lindrique CDFE d'un diamètre beaucoup plus grand, à la hauteur ordi- 
naire, depuis 28 jufqu'au 33° pouce au-deflus de fon réfervoir B G. Mettez 
dans ce tube , qui pour lors doit être renverfé , autant d’efprit-de-vin, ou 
même d’eau colorée en rouge ou en bleu , que la partie ACD en peut 
contenir ; mettez-y enfuite du mercure; jufqu'à ce que tout le tuyau foit 
plein; bouchez le trou B avec le doigt , 8: redreflant le tuyau dans la po- 
fition repréfentée par la fig. r,avec Pouverture B, au-dedans du réfer- 
voir BG, l'eau montera en haut vers le tuyau AC D , tandis que le mer- ' 
cure , comme plus pefant, de feulement la partie inférieure , depuis 
environ la moitié du gros cylindre CDFE. 
220. On conçoit que tous les changemens correfpondans à la pefanteur 
de l’atmofphère dans ce baromètre, doivent paroître dans letuyau AC D, 
par des efpaces qui feront en raifon inverfe des quarrés de fon diamètre, 
pour celui du diamètre de la fiole cylindrique CDFE. Ainf, l’on di- 
vifera , felon cette proportion , une échelle dans la longueur de AC, où 
les variations du baromètre feront montrées par des efpaces fort grands. 
J'ai vu quelques-uns de ces baromètres en Angleterre, qui avoient été 
donnés par un jeune Savant, comme d’une invention nouvelle , faute d’être 
mieux inftruit : ils font excellens pour l’ufage de la campagne. 
221. N, B.On doit couvrir toute la partie inférieure, depuis BG juf- 
qua CD, avec quelque caifle ou bordure de boïferie, non-feulement 
pour la garantir des accidens, mais parce que le tuyau inférieur eft ordi- 
nairement peu agréable à la vue, par le mêlange des gouttes d’eau rouge 
qui y reftent attachées. 
222. Du Baromètre a cadran ou à poulie: Le célèbre Docteur Hook, 
contemporain du grand Newton, inventa le baromètre à cadran, qu'on 
emploie aflez communément aujourd’hui , & qui en effet a beaucoup de 
mérite. IL confifte dans un fiphon ABM , fig. 2 , plein de mercure, Un 
petit poids , qui flotte fur le mercure de la branche inférieure M du fiphon, 
eft attaché par un fil autour de la petite poulie N , & prefque contreba- 
lancé par l'autre petit poids © , qui y eft fufpendu par un autre filattaché à 
la même poulie. La fufpenfon de ces deux poids par des fils différens, fe pra- 
tiquoit en Angleterre bien avant que M. Deluc eût fongé à écrire fon Ou- 
vrage , où il la recommande dans la note # du n°. 3$;car j'ai vu, ily a 
plus de vingt ans, un vieux baromètre de feu mon ami le Docteur Knigth, 
qui avoit été arrangé de cette manière. 
223. L’aiguille C D eft fixée dans l'axe de cette poulie N, & elle-même 
doic être très-légère & bien équilibrée à fon centre. Quoique l'efpace par- 
couru par le mercure dans la petite branche M O du fiphon ne foit que 
la moitié de celui montré par le baromètre fimple , l'aiguille C D montre 
en effet les variations du poids de l’atmofphère fur le cadran, par des 
efpaces cinq ou fix fois plus grands, parce qu'ils font proportionnés à 
la longueur du diamètre XZ, qui eft tout-à-fait arbitraire. 
