D 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 343 
224. Idée du Baromètre diagonal ou incliné, Le Chevalier Moreland, 
Anglois, et l'inventeur du baromètre incliné où diagonal , dont on fait 
encore un grand cas aujourd'hui, comme on peut le voir parle n”. 67 de 
l'Ouvrage de M. Deluc , ci-deflus cité. Ce baromètre montre aufli, par 
des efpaces fort grands, les variations de l’armofphère; il eft repréfenté 
par la fig. 3. Le tuyau AN BCD eft plié en N, de façon qu'il forme la 
diagonale ND , & la perpendiculaire DE eft égale à la différence entre 
Ja moindre & la plus grande hauteur du baromètre fimple; c’eft-à-dire, 
depuis 28 jufqu'à 31 pouces au-deffus du réfervoir X A, 
225. On voit bien que fi l'on fait certe diagonale de 1$ ou 21 pouces, 
le mercure en doit parcourir $ ou 7, dans le temps qu'il n’en parcourt 
qu'un du baromètre fimple, Feu M. Horme, Gentilhomme Anglois, de 
Ashby en Lancaftre, rendit bien plus commode cette efpèce de baromè- 
tre, en raccourciflant le tuyau N D jufqu'en B, & ajoutant à côté du 
premier deux autres tubes FGH & XK L, qui font plongés dans le même 
réfervoir X A, & dont les coudes correfpondent aux efpaces BC & CD, 
comme la figure 3 le montre, fans avoir befoin d'autre détail. Il y a 
apparence que ce baromètre eft le même dont le Docteur Defaguilliers 
parle à la fin du n°. 18 de la dixième leçon de fon Cours de Phyfique, 
comme ayant été porté à un certain degré de perfection par M. Horme, 
dans le baromètre incliné, & non pas dans la préparation du mercure, 
comme il le dit. Ce fut parmi les papiers de M. Adams (que fon fils eut 
la bonté de me communiquer ), que jetrouvai cette belle idée de M. Horme. 
226. Idée du Baromètre fléréométrique. Je dois l'idée de ce baromètre à 
M.le Chevalier Marfille Landriani, Gentilhomme Milanois , actuelle- 
ment Profeffeur de Philofophie à Milan , qui en eft proprement l'inven- 
teur. Il eut la bonté de me communiquer la defcription d’un baromètre 
nouveau de fon invention, qui a l'avantage de pouvoir être employé 
comme baromètre fimple, ou comme celui à fiphon de M. Deluc, & 
qui en outre peut montrer les différentes hauteurs de la colonne de mer- 
cure, par les différences de la quantité ou mafle du mercure qui les 
forme L4 le tuyau. C’eft à ce titre que je l'appelle eromèrre fféréométrique. 
Je re m’arrêterai pas à la defcription totale de cet inftrument , que le 
Public peut recevoir bien plus avantageufement de la main même de 
l'inventeur. D'ailleurs , il ne peut avoir place entre ceux dont je traite ac- 
tuellement , que fous ce feul point de vue; c’eft-à-dire , de rendre fort 
fenfibles les moindres variations dans la pefanteur de l’atmofphère. Ainfi, 
je me Matte que l'Inventeur ne trouvera pas mauvais queje profite feule- 
ment de cette partie de fon invention qui a du rapport à mon fujet ,en 
y faifant quelques petits changemens , que je crois plus avantageux pour 
le but que je me fuis propofé. ? 
227. Soit le tube AB, fig. 4, recourbé en B comme un fiphon, 
Tome XI X, Part. I, 1782. MAI. Yye2 
