344 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, : 
où l’on a adapté une boëte ou réfervoir d'ivoire €, avec un robinet D fait 
de la même matière , mais à double trou, c'eft-à-dire, en forte qu’en le 
tournant horizontalement , ily ait une double communication entre le 
réfervoir € & l'intérieur du tuyau B À ; mais qu'en le tournant dans un 
fens vertical , tout le mercure qui fe trouve dans le réfervoir C puifle 
alors fortir au dehors, & tomber dans l’entonnoir E. Cet entonnoir eft 
cimenté à un tube de verre d’un diamètre fort petit & bien calibré , dont 
le bout I eft ouvert & recourbé en haut , comme on le voit dans la figure. 
Ce tuyau doit être cimenté fur une petite planche NZ , avec une échelle 
divifée en 25° ou même 64° de pouce. 
228. On conçoit bien qu'après avoir rempli le tuyau AB avec du 
mercure , il nya qu'à mettre l'entonnoir EI au-deffous du robinet D, & 
y recevoir tout le mercure qui fe trouve dans la boëre CD à chaque ob- 
fervation. Ce mercure étant mefuré par l'échelle NZ, à côté du tuyau, 
dont le diamètre eft cinq ou huit fois plus petit que le diamètre du tuyau 
AB du baromètre , il doit montrer les variations 25 ou même 64 fois 
plus grandes que le baromètre fimple. 
229. Si l’on employoit une bonne paire de balance pour pefer à chaque 
fois le mercure contenu dans le réfervoir DE , on pourroit pouffer en- 
core plus loin l’agrandiffement fenfible de ces variations ; & enfin, fi l'on 
formoit un gros cylindre FG au bout fupérieur du tuyau AB, depuis les 
28 jufqu'aux 31° pouces au-deflus du fond du réfervoir C, qui en doit 
avoir le même diamètre, ou encore bien plus grand , on pourroit pouf- 
fer cette exactitude fort au-delà des millièmes de pouce. 
N. B. Lorfqu'on aura fait l'obfervation , on tournera le robinet D 
horizontalement , & l’on remettra le même mercure dans le réfervoir C D. 
230, Idée d'un nouveau Baromètre feétoral. \ y a plus de 14 ou 1$ ans 
que j'ai penfé à cette nouvelle efpèce de baromètre , pour en rendre les 
variations très-fenfibles , fans rien perdre de fon exactitude , & j'en com- 
muniquai l'idée à différentes perfonnes, capables d’en juger , qui me don- 
nèrent leur approbation. Soit le tuyau recourbé ou fiphon EPONA, fig. 
s, avec du mercure, fixé par les attaches PO N fur la planche ANOPE 
mobile dans le centre N. Cette planche. a un petit bras Q , où l'on voit 
deux têtes guiliochées , dont lune fert à mouvoir l’inftrument, 
parce qu'elle appartient à un pignon qui engrène dans la rainure dentelée 
R V, & l'autre appartient à une agraffe, pour tenir l'inftrument autant 
incliné qu'on le veut. La grande planche Z Y MB eft coupée comme un 
fecteur tiré du centre N,, où le baromètre tourne. [1y a une échèlle.ZY 
tracée en portion de cercle, d'environ 30° , & un niveau à bulles d'air C M, 
pour avoir toujours la ligne T SN perpendiculaire à l'horizon. Enfin , il 
y a un tuyau B N à double loupe , avec une croix filaire au centre N, 
pour obferver , fans parallaxe, la furface inférieure N du mercure, C'eft à 
=. 
