346 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
fraction conftante , 00031 , pour avoir le nombre de pouces & de 
fractions de pouce, qui font alors la vraie hauteur du baromètre (1) 
235. Jdée du Baromètre flatique. Je finirai cette defcription des baro- 
mètres à grande échelle par le baromètre ffarique inventé par le Cheva- 
lier Moreland , favant Anolois, dont j'ai parlé ci-deflus, n°. 225$, qui 
le préfenta au Roi Charles II. Ce baromètre a l'avantage fingulier de 
montrer les variations de l’atmofphère par des efpaces doubles de ceux 
montrés par le baromètre fimple. Il eft cependant aflez extraordinaire 
qu'aucun des Auteurs qui ont traité de ce fujet , n’aient fait mention de 
cet inftrument ; du moins, je ne me fouviens pas d’en avoir vu la defcrip- 
tion imprimée nulle part, & je n'ai rencontré que deux de ces baromètres, 
les feuls peut être qui exiftent aujourd'hui en Europe. L'un fut fait en 
1760 par feu M. Adams, habile Artifte de Londres, pour le Roi de la 
Grande-Bretagne actuellement régnant, & alors Prince de Galles; l’autre 
avoit été commencé peut-être auparavant par feu M. Jonathan Siflon, 
Artifte célèbre de cette Capitale. Je trouvai ce dernier, par hafard , très- 
bien confervé chez un Particulier. J'en fis aufli-tôt l’acquifition , & je l'ai 
a@tuellement chez moi, entièrement achevé fous mes yeux, avec quelques 
changemens, qui en rendent la conftruétion plus avantageufe. 
236. La fig. 6 repréfente le baromètre faique dont je parle. B D eft 
un tuyau de verre piein de mercure , avec une boule en B, pour faire 
difparoîrre l’effet de quelques petites bulles d'air qui fe trouvent au dedans, 
Le bout inférieur F eft plongé dans le réfervoir A D CF. Vers le milieu de 
ce tube fe trouve une agraffe G de métal, par laquelle il eft fufpendu au 
bout du bras ou fléau de la balance HL, moyennant deux petites chai- 
nes de métal, comme celle des montres de HE , qui ao fur une 
portion de cercle-H G, pour ge la preffion du tuyau du baromètre foit 
toujours à la même diftance du centre du fléau. L’autre bout L eft formé 
aufli en portion de cercle , par la même raifon , afin que le contre-poids 
KK fe trouve toujours à des diftances égales. 
237. L'aiguille ou index MN de ce fléau eft aufli contrebalancée par 
la boule M de métal, qui eft viflée au bout fupérieur de cette aiguille. 
Le tout doit y être fi contrebalancé, que l’on puifle trouver un équilibre 
parfait dans toutes les politions ou fituations de ce fléau. Il eft effentiel de 
faire routes ces pièces aflez minces , pour en éviter le poids: mais comme 
il faut aufi qu’elles puiffent tenir folidement, fans plier en aucun fens, 
on y a appliqué les Lx fils de méral ZZZZ & RRRR qui produi- 
fent cet effet. Enfin , l'axe du fléau H L & de fon aiguille MN pofe fur 
quatre roulettes , dont on en voit deux EE dans la figure, & il y a une 
© © ————— ————————— ——————————— — —— —— 
(r) Nous donnerons une defcription plus détaillée de ce baromètre , lorfque M. Ma: 
gellan nous aura envoyé celle qu’il nous a promife. 
