dé 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 347 
échelle PQ toute divifée , fur laquelle la hauteur du baromètre eft montrée 
par l'aiguille N. 
238. La manière la plus füre pour régler ce baromètre, eft d’attendre 
que la hauteur du baromètre fimple foit à 29 pouces & demi; alors on 
ajoute autant de petites boules de plomb dans la boîte K, qu'il en faut 
pour que l'aiguille foit vis-àwisle milieu de l'échelle P Q, On attend juf- 
qu'à ce que le Baromètre fimple foit monté ou baiflé d’un pouce ; on y mar- 
que cette diftance fur l'échelle , & l'on en divife le refte par des portions 
pareilles , qu'on fubdivife dans la fuite en dixièmes & centièmes de 
pouce, &c. 
239. J'ai déjà avancé ci-deflus que les hauteurs du mercure dans le 
baromètre ftatique , font doubles de celles du baromètre fimple ; c'eft-à- 
dire, fi l’on metune échelle O G attachée au tube BD , on verra que le 
mercure y parcourt deux pouces, tandis que le baromètre fimple n’en 
monte ou defcend qu’un feul pouce: la raifon en eft que dans le baro- 
mètre fimple la preflion de l’atmofphère fur le tuyau du baromètre eft 
foutenue par la bafe du réfervoir ou de la planche oùileft monté ; de fa- 
çon que le mercure qui eft dedans refte en équilibre avec la preflion qui 
agit fur le mercure du réfervoir. 
240. Mais dans le baromètre ftatique , toute la preflion fur le tuyau 
n'eft foutenue que par l'équilibre du poids K , & par conféquent elle y doit 
agir avec une force double ; de façon que fi le poids K, fig. 6 , fou- 
tient le baromètre B D à 29 pouces de hauteur, il eft évident qu’en ajou- 
tant une preflion égale à celle d’un pouce de mercure en H, il faudroit 
en ajouter une autre en L ou K pour conferver l'équilibre, 
241. Mais comme le contre-poids refte toujours le même, le tuyau doit 
s'enfoncer de cette quantité dans le réfervoir, & par conféquent la co- 
lonne de mercure ne feroit pas plus haute qu'auparavant; c’eft-à-dire, 
elle ne feroit alors que de 29 pouces, au lieu de 30 qu’il doit y avoir, 
felon la fuppofition. IL faut donc que, dans ce cas, le mercure monte en- 
core un autre pouce ; par cenféquent il y parcourra un double efpace dans 
le tube ; tandis que la vraie hauteur du mercure au-deflus de la furface 
de ce qui eft dans le réfervoir, n'eft augmentée que d’un feul pouce, 
comme il eft aifé de s’en aflurer , en mettant un index fur la planche, à 
côté du tuyau B D. 
242. I] eft aifé de concevoir que plus le Aéau HL fera long & inflexi- 
ble, plusil y aura d’exaétitude dans le mouvement de ce baromètre, 
Dans un cas pareil, on peut employer un eflieu d’acier trempé, comme 
dans les balances ordinaires. De même, fi l'aiguille eft beaucoup plus 
longue , les divifions de l'échelle P Q deviendront beaucoup plus gran- 
des ; & enfin, fi l’on forme le tuyau B D comme celui de la figure 4, 
en forte que les variations caufées par la preflion de l’atmofphère foient 
produites dans lefpace où fe trouve la vale FG , on fera alors plus für de 
