SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 353 
avañtageux, Cependant un fiphon avec une boule aflez grande à la hauteur 
où deviennent fenfibles les variations de l’atmofphère , peur bien fervir au 
même objet, ayant une pièce flottante avec une tige de fapin, au bout de 
laquelle on adoptera le crayon ci deflus. 
261. Il ya une efpèce de thermomètre affez bien connue, & for tcom- 
mune en Angleterre, qui a la qualité qu’on fouhaite; car les deux où même 
quatre grandes boules font pleines d’efprit-de-vin, &c le tuyau , 
avec les branches inférieures , font pleins de mercure; Ain , toutes Jes 
expanfions & contractions caufées par la chaleur 8 par le froid , dans le 
fluide contenu dans les boules qui font fermées, doivent faire hauf- 
fer ou baïller le mercure daus le tuyau, Une tige de bois qui furnage 
dans le mercure au dedans du tuyau , étant arrangée'en forte qu’elle 
ne puifle tourner de côté, & ayant un crayon à fon bout, doit donner à 
ce crayon le mouvèment vertical qu'on fouhaite | pour marquer les degrés 
du thermomètre fur la planche du météorographe. : 
262. Cependant le thermomètre métallique eft peut-être plus avanta- 
geux que le précédent, Pour le conftruire , on rive folidement , ou même 
on foude enfemble une lame d'acier avec une autre de laiton; car la cha- 
leur & le froid font ceurber plus ou moins cette double lame , felon le 
degré du thermomètre. Il vaut mieux donner à cette double lame la forme 
fpirale, pour l'avoir affez longue , afin d’en agrandir le mouvement. La 
lame de laiton doit être au dedans, &celle d’acier dans la païtie con- 
vexe du dehors. Cette lame étant arrêtée par un bout} fera mouvoir le 
crayon qu’on attachera à l’autre bout ( ou à une verge qui y fera arrêtée), 
felon les différentes températures de l’atmofphère. 
263. On peut conftruire auffi , par la même méthode, un’ bon hydrof- 
cope , qui peut fervir , dans le cas dontils'agit ; à montrer l'humidité de 
l'atmofphère. L'on prend une règle de bois de fapin ; d'environ 12 pouces 
en largeur , avec des fibres longitudinales , & on la colle fortement au- 
deffous d’une autre de même bois, éoupée de travers, comme la figure 
8 le repréfente. Cet inftrument, qui eft de l'invention de M, W'hite- 
hurft, Membre de la Société Royale de Londres, marque très-diftincte- 
ment les variations de l'humidité & de la! féchéreffe ; en l'appliquant 
comme le thermomèrie à lame droite ci-deffus, * : ü£ 
264. Si l'on met huit, ou même trente-deux pointes de boncrayon ;ou, 
comme d'autres l’appellent, de mine de plomb dans'la circonfétence 
de la tige d’une girouette qui defcend du toit jufqu’à la chambre du météo- 
rographe , en forte qu’elles y forment un tour de fpirale; on connoîtra, 
par la hauteur refpective de leurs traits fur la planche A B:;°fig. 7, la 
direction des vents qui ont régné dans chaque heure’dér jour (1 15 
26ç: L’anémomèrreteft un inftrumiént qui fert à: mefurér la force des : 
vents. Le Docteur Lind ; Membré de la Société Rüÿale de Londres; qui 
ft aétuellemerit aux Indes Ofientalés, inventa ünidé ces ‘inftruméns ;-qui 
