SUR L'HIST. NATURELLE:ET LES ARTS. 35s 
éloigné de tout autre bâtiment plus élevé, & doit être muni du tuyau 
SRR, par léquel l’eau de la pluie tombe dans le cylindre MN, Il 
fera bon d'employer au dedans la foupape S , qui ferme lépèrement l’em- 
bouchure inférieure de ce tuyau RRR. Le robinet T fert pour vuider 
Veau à chaque fois qu'on remonte le météorographe. Ce robinet eft mis à 
une telle hauteur, qu'il refte roujours aflez d'eau au dedans pour faire 
fotter la pièce creufe B, 
268. L'atmidomètre ou inftrument pour mefurer l'évaporation , doit 
être compofé à peu-près des mêmes pièces que le p/uviomèrre | mais diffé- 
remment difpofées. En premier lieu , il doit y avoir un vaifleau de cuivre, 
comme celui repréfenté fig. 10. La pièce flottante B, qui eft creufe & 
de cuivre, porte trois fils de métal , comme celui de la tige CB; ils 
pañlent à travers du couvercle en forme d’entonnoir , & fupportent 
un vaifleau de métal, qui eft expofé librement à l'action de l'air, mais 
bien garanti de la pluie par une ‘efpèce de toit , qui empêche l’eau de 
romber au dedans. 
269. On conçoit aifément que toute l’évaporation dans ce dernier 
vaiffeau fera haufler la pièce B dans l’autre vaifleau, fans que celui-ci 
ait aucune évaporation fenfible , étant couvert par la pièce en forme d’en- 
tonnoir , & à l'abri de l’action de l'air, & même de celle de La 
chaleur. Ainf, tous les changemens en hauteur , montrés par le crayon 
attaché au vaifleau fupérieur , doivent être attribués à l’évaporation fouf- 
ferte dans ce vaifleau , qui  eft ront-à-fait expofé à l’action de l'air. On 
pourra faire augmenter ou agrandir l'échelle de ces variations, par le 
moyen d'un levier, comme je l'ai dit ci-deffus, n°, 256, & l'on fera 
porter les différens mouvemens à la planche du météorographe , en pre 
nant les précautions que la Mécanique fournit , Pe que ces variations 
ou mouvemens ne foïent pas dérangés ni confondus par ceux des leviers 
ou pièces néceflaires ; ou par la faute de bien équilibrer chaque partie 
fur fonaxe, &c, 
270. On peut confulter la defcription de l’armomètre inventé par un 
célèbre Académicien de Péterfbourg, M: Richimann, dans le fecond wol, 
des nouveaux Commientaires de l'Académie Impériale des Sciences , page 
121. Cet inftrument a lavantäge d'aveir un grand mouvementavéc fort 
peu d’évaporation; parce que le vaifleau fupérieur où l'évaporation: eft 
exécutée , eft chargé en forte qu'il refte enfoncé au milieu de l'eau -dir 
vaifleau inférieur. Ainfi, la moindre variation caufée dans fon poids par 
l'évaporation, lé fait monter confidérablemene. dans l’eau, : On: peut: 
donner le même avantage à celui que'je viens de décrire; mais c'eft à l’ex- 
périence qu'il appartient de décider fur cette qualité , qui peut-être fera 
contrebalancée par d’autres inconvéniens. 
271. Enfin , on conftruira fur les mêmes principes le rhoiamèrre ou 
inftrument pour marquer la hauteur précife de chaque marée ; c’eft-à- 
