» 
eee ce 
k ss / KL 
JOURNAL DE PHYSIQUE. | 
AVRIL 1782. | 
— 
= 
2 ——— et  — 
ET men ==, — a "> 
SUITE DU MÉMOIRE 
SUR LE BAROMÈTRE NOUVEAU, 
Inventé par M. MAGELLAN, Membre de la Société Royale 
de Londres, Gc.(1). 
145. M ANIÈRE de démonter & plier ce Baromètre , pour Le tranfporter. 
IL me refte à dire deux mots fur la manière de démonter & replacer cette 
efpèce de baromètre dans fon étui, après l’obfervation, & fur la ma- 
nière d'y fubitituer un fecond tuyau , lorfque celui du baromètre vient à 
cafler par quelqu’accident, Quant au premier, il n’y a qu’à fermer la vis 
N (fig. 2, pl. I du cahier de Février 1782 ) ,en la tournant de la droite à 
la gauche, avec la clef qui fe trouve en dedans de la boîte pardeffous 
une couverte de cuir :on ôte la clef À (même fig.) qu'on met en C; & 
inclinant doucement le baromètre en arrière, jufqu’à ce que le mercure 
monte en K , on tourne cette vis C avec la clef, de la gauche à la 
droite; en forte qu'en remettant le baromètre d’aplomb, le mercure 
puifle remplir tout Île tuyau jufqu’au bout qui eft à découvert en K, 
146. Il faut néanmoins y mettre un peu d'attention pour bien ména- 
ger la preffion de la vis C , afin que le tuyau refte plein de mercure, fans 
y laiffer aucun vuide fenfible en haut; car fi on tourne trop la vis C, on 
court rifque de faire crever le fac de cuir qui forme le fond du réfervoir; 
ou autrement , on oblige le mercure à s'ouvrir quelqu’iflue , pour fortir du ré- 
fervoir. Au contraire , fi on laifle le mercure trop aifé, on trouvera qu'à 
chaque fecoufle du baromètre, il frappera avec violence contre le tout K 
du tuyau , & il pourra aifément ‘le cafler. . 
147. Après qu’on a aflez tourné La vis C, pour que le mercure relte 
près du bout K, lorfqu'il eft d’aplomb , on peur le placer horizontale- 
ment ; & s'il y a trop d'air dans le réfervoir, il paroitra dans le petit 
(1) Voyez les Cahiers des mois de Février & Mars 1782. 
Tome XIX, Part, 1, 1782. 4 VRIL. Li 
