262 , OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 
ou, pour mieux dire, La furface du mercure qui eft dedans. On redreffe 
alors le baromètre dans fa pofition naturelle ; on y metle chäflis ou tige du 
bois KDAN (fig. 2), que l’on vifle , & l'on place le tout, felon ‘que je 
lai dit ci-deflus n°°, 14$ & 147. 
168. Si par hafard on trouvoit que le baromètre n’a pas aflez de mer- 
cure dans fon réfervoir, ce qu'il feroit aifé de reconnoître, en le mettant 
dans le fens horizontal , comme je l'ai dit n°, 147, il fera aifé d’y en 
mettre davantage en ouvrant la clef N (fig. 2 & 3), & en y appliquant 
un cône de papier pour fervir d’entonnoir, afin d'y jetter La quantité de 
mercure dont il a befoin , & qui doit être fufifante pour remplir tout le 
tuyau jufqu'au bout K(fg. 2), fans que la plaque ronde LL (fg.8) 
puifle jamais mettre en contaét le cuir C du fond du réfervoir avec l’o- 
rifice O du tuyau. 
169. Nouvelles correétions plus avantageufes à donner a ces Baromètres. J'ai 
penfé depuis peu à deux autres conftructions, ou , pour mieux dire , nouveaux 
arrangemens, par lefquels ces baromètres deviennent encore plus commodes, 
Le premier confifte à fupprimerla vis de bois ZZ(fg. 8 ), par laquelle la tige 
IKDAN (fig. 2 ) eft viflée à la boîte N C. Au lieu de cette vis de bois ZZ,on 
fubftitue trois petites vis demétal MM (fig. 9), où lon voitce réfervoirentier, 
par le moyen defquelles la bafe de la même tige B C eft attachée à la boîte 
DEF. On y ajoute deux pièces de métal comme deux petits crampons, 
une de chaque côté, marquées par des points MM. IL fufft de tirer 
une ligne droite fur chaque petit crampon , en la continuant horizontale- 
ment fur l'endroit qui lui correfpond dans la boîte, pour être toujours 
afluré, par fa coïncidence, que Le zéro des mefures marquées dans les 
échelles n’a fouffert aucune variation, 
170. L'arrangement dont je viens de parler pour fupprimer la vis ZZ 
(fig. 8 ), mérite l'attention des Obfervateurs; car il eft bien aifé de con- 
cevoir que cette vis étant de bois, doit s’ufer avec le temps, & devenir 
fort lâche. En effet, il a fallu mettre quelquefois des rondelles de cuir ou 
de papier entre le rebord de la vis dont il s’agit, à plufieurs baromètres 
faits même par M. Ramfden, célèbre Artifte de Londres , qui employa 
le premier cette conftruction , afin que la face du devant de la boite du 
réfervoir püt correfpondre exactement à celle de la tige; ce qui montre le 
défaut que je corrige par la méthode que je viens de propofer. Certes il 
eft ridicule de poufler les obfervations du baromètre jufqu'à des mil- 
lièmes de pouce, & même au-delà , fans qu'on ait jamais pris foin de 
faire en forte que l'échelle de la tige par laquelle. elles font mefurées , ne 
produife des erreurs beaucoup plus grandes, 
171. J'ai penfé également qu'on épargnera de la peine & même de la 
dépenfe, filon fubftitue un tuyau de laiton à la tige de bois, Ce tuyau 
en fera alors le même fervice, & ne rendra pas le baromètre bien plus 
pefant, Il doit avoir deux fentes oppofées , comme celle de l'échelle KDA 
