. f 
SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 263 
(fig. 2), & l'autre, qui eft parderrière, dont on a parlé n°. 30; & l’on 
y se fur chaque côté de la fente du devant du tuyau, les mêmes di- 
vifions qu'on a décrites n°. 31, &c. M. l'Abbé Fontana , Directeur du 
Cabinet de Son Altefle Royale le Grand-Duc de Tofcane, eut aufli la 
même idée que moi, & il fit exécuter à Londres un de ces baromètres, 
avant fon départ en 1779. ; 
172. Certe tige de métal peut avoir le nonius arrangé dans la 
forme dont j'ai parlé, n°. $6; & la règle dentelée ou crémaillère donc 
il y eft aufi queition , peut être aufli formée dans la face latérale de la 
fente de la tige métallique, fans aucun inconvénient, Cette tige ou tuyau 
métallique doit entrer à vis dans une rondelle de métal, dont la partie 
fupérieure de la boîte DF (fig. 8) fera garnie; car les vis de métal 
ne s’ufent point fi aifément que celles de bois. L'on peut y employer éga- 
lement les mêmes trois petites pièces ou crampons dont je viens de parler, 
n°. 169 , pour marquer jufquà quel point on doit vifler cette tige à la 
boîte DF. 
173. Il eft vrai que la différente température de l'atmofphère doit 
caufer quelques variations dans les divifions de cette tige métallique, 
tandis que celle de bois n’eft pas fi fujette à ces variations; mais elles ne 
feront jamais aflez confidérables pour caufer des erreurs fenfibles dans la 
pratique. D'ailleurs il n'edgas ificile d’en tenir compte; car fi l’on 
prend la diftance, par exemple , entre le zéro & le trentième pouce de 
ce baromètre, dans deux températures aflez différentes , on peut aifément 
calculer la partie proportionnelle dont il faut augmenter ou rétrécir chaque 
hauteur du baromètre, felon la différence de la température. Je fais faire 
actuellement quelques-uns de mes baromètres fur l’une & l’autre de ces 
deux formes dont je viens de parler. | 
174. Les baromètres que j'ai décrits jufqu'ici peuvent fervir à faire 
des obfervations fur mer, en les montant fur des fufpenfoirs aflez fer- 
mes, dont je donnerai l’idée dans len°. 193 , & en y faifant d’autres 
changemens néceflaires, pour mieux réuflir. Mais comme le but qu’on fe 
propofe dans les obfervations barométriques , faites à bord des vaifleaux, 
eft principalement d’être inftruit du mauvais temps & des tempêtes , dont 
le baromètre ne manque pas de donner d'avance des indices très-margnés, 
il vaut mieux pafñler actuellement à la defcriprion des baromèr-es de cham- 
bre faits felon cett: nouvelle conftruétion ; après quoi il {ra plus naturel 
de parler des obfervations météorologiques faites fur terre avec le baro- 
mètre, & enfuite de celles qu'il eft fort avant-geux de faire fur mer pour 
œbtenir l'avantage dont je viens de parler } +} j 
175: Sur Les Barornètres de chambrs pour Les obfervations metcorologiques. 
Lorfqu'on veut avoir des baromères de l'efpèce dont je viens de donner 
la defcription K adaptés aux obfervations météorologiques s il eft néceffaire 
de leur ajouter des échelles bien plus courtes que dans Les précédens ; c’eft- 
