. 
SUR L’HIST. NATURELLE ET LES ARTS, 926$ 
tuyau de ces baromètres foient tout-à-fait à découvert, comme on l’a 
dit au n°, 16, en pratiquant le trou qui laifle voir s’il y a ou non quelque 
bulle d'air introduite dans le tuyau avant de fufpendre l'inftrument à fa 
place. 
182. Pour ce qui concerne le réfervoir & la partie inférieure de ces 
baromètres , voyez fig. 3 : fon intérieur eft décrit dans le n°. 152 & 
fuivant; mais il n’eft pas néceflaire d’avoir plus que la vis C: cer en 
effet, la feconde vis ou rondelle EE décrite dans le n°. 19, n’eft point 
utile dans les baromètres dont il s'agit à préfent. 
183. Il feroit cependant de quelqu'utilité qu'il y eût un petit enton- 
noir d'ivoire , au-dedans duquel la clef N, fig. 2 & 3, fit fon office; 
car fi l'on oublie de fermer cette clef, lorfquon a obfervé la colonne 
de mercure, par exemple à 31 pouces, il arrive que l’atmofphère devient 
fort légère, en forte que fi le mercure defcend jufqu'à 2% pouces, il 
ne manquera pas de s’en échapper quelque portion, Mais , dans un cas 
pareil, c'eft l'Obfervateur & non pas l'inftrument qu'on doit blimer; 
d'ailleurs , on y peut remettre en tout temps, & fans le moindre incon- 
vénient, autant de mercure qu'on en a perdu. 
184. Comme il eft plus commode d’avoir ces baromètres fufpendus 
contre une muraille, j'ai cru néceflaire d'employer la petite potence de 
métal A CD, fig. 10, qui tourne fur fon petit axe vertical CD , dans 
les deux anneaux de la plaque ECBD, fixée contre la muraille par 
les quatre vis dont on voit les trous dans la figure : ces baromètres 
ont également une fente oppofée à la partie fupérieure du tube , pour 
voir au travers la furface du mercure , comme on l'a dit n°. 30. Cette 
petite potence a un crochet à fon bout A, auquel eft fufpendu libre- 
ment le baromètre par l'anneau qui eft à fon fommet. Ainfi, il eft aifé 
de mettre toujours le baromètre contre le jour, & d’obferver en contact 
la curvature fupérieure de la furface du mercure avec l'anneau du petit 
tuyau , commme je lai dit aux n°°. 27 & 30. 
185. Sur Les Obfervations météorologiques, La manière de faire ces 
obfervations avec ces baromètres, eft la même qui a déjà été expliquée 
en traitant du baromètre , pour obferver la hauteur des montagnes. On 
commence parimettre la furface intérieure du mercure dans le petit 
tube B, fig. 3, au zéro de l'échelle, comme on l'a dit au n°. 27: 
enfuite on obferve la furface fupérieure , n°. 30; & après cela on 
rocède à la correction de la température actuelle, qui doit être addi- 
tive lorfque le thermomètre eft au-deflous de $5° de Fahrenheit, ou 
fouftractive lorfqu’il eft au-deflus du même degré. Voyez les n°*, 81 & 
fuivans. 
186. Toutes les fois que les hauteurs du baromètre s'éloigneront 
peu de 30 pouces Anglois ; à peine aura-t-on befoin d'autre calcul 
our réduire les obfervations à la température moyenne de ÿ5° de 
Tome XIX, Part.I,1782. AVRIL. Mm 
