37i Observations sur la Physique, 



mefures egales, l'une d'air commun , & l'autre d'air inflammable : 

 en repetant l'operation , vous ajouterez une nouvelle mefure d'air 

 inflammable, & vous aurez un melange compofe d'une mefure d'air 

 commun 5i de deux mefures d'air inflammable. II faut encore joindre 

 a ce melange quelques bulles d'air commun ; mais comment faire ? 

 Renverfez la partie A, B, qui eft la partie fuperieure de votre inf- 

 trument, de maniere que le robinet D regarde le terrain, & que 

 la petite partie d'eau qui refte dans le vaiffeau A couvre s t la partie 

 fuperieure du robinet D ; la clef de ce robinet n'eft pas percee de 

 part en part , mais on y a creufe deux fegmens de fpheres ou deux 

 cones , qui ne fe communiquent point , & qui font fepares par une 

 partie du metal qu'on n'a ni enlevee ni percee : alors , en tournant 

 la clef de ce robinet , des que l'un de ces petits creux fe prefente 

 a l'eau contenue en A , l'eau y defcend, le remplit & en deloge l'air 

 qui monte fous la forme d'une petite bulle ; fi Ton fait faire a la 

 clef l'autre demi-tour , le creux oppofe introduit une autre petite 

 bulle, pendant que le premier fe vuide d'eau & fe remplit d'air ; 

 par ce moyen , on peut parvenir a eftimer la corruption de l'air, 

 par le nombre des bulles qu'il faut ajouter avant d'obtenir l'inflam- 

 mation. 



Je ne voudrois pas attribuer a cet eudiometre une exactitude & 

 une fenfibilite extremes ; je ne crois pas qu'on doive le preferer a 

 ceux qui ont ete inventes jufqu'a prefent , quoique leur exa&itude 

 & leur precifion foient tres-douteufes ; mais ft , par le moyen de cet 

 instrument je ne peux pas determiner les milliemes &C les centiemes 

 de la phlogiftication des airs de differens lieux , je puis au moins 

 eftimer les dixiemes: il eft vrai que pour s'en fervir , il faut un 

 eleclrophore, & l'ennui de faire plufieurs effais par le moyen des 

 bulles qu'on eft force d'introduire juqu'a l'inflammation : mais audi 

 cet inftrument eft facile a conftruire , il n'eft pas neceflaire d'avoir 

 des robinets de criftal comme dans les eudiometres, oil Ton emploie 

 l'air nitreux; on opere avec de l'eau 5i non avec le mercure; il 

 eft encore plus facile de faire totijours de l'air inflammable parfaite- 

 ment femblable & a peu de frais , tandis que l'air nitreux s'altere 

 facilement ; l'air inflammable n'a pas une odeur li deteftable que 

 l'air nitreux; Ton peut faire avec cet inftrument toutes les experiences 

 fur l'air inflammable , fans plonger les mains dans l'eau ; on peut y 

 meler l'air commun avec l'air inflammable dans diverfes proportions; 

 on y voit que l'inflammation n'a pas lieu dans l'air inflammable 

 tout feul ;- qu'elle augmente ou diminue en raifon de la quantite & 

 de la qualitede l'air refpirable. Je puis faire voir avec cet inftru- 

 ment toutes les experiences que j'ai rapportees plus haut , mais 

 encore produjre l'inflammation bruyante , en ouvrant le robinet C-, 



