a 



74 OBSERFATIONS SVR LA PffVSIQl/E, 



flit fi emprefTe d'adopter, dans leur enfance, des principes qui n'ont ete 

 lendus bieii fsnllbies que long - tems aprcs , Si qui meme aujourd'hui 

 onr iin fi petit nombre de Sedatcuts ? II a done hit,con)nie tant d'autres 

 avant & apres lui, qui, ayant a comparet entr'eux deux thermonietres 

 remplis de Huides dmerens, n'ont eu egatd qu'au nombre des degres,fans 

 s'ima^iner que la valeur relative de ces degres pouvoit changer felon le 

 fraid plus ou inoins grand dont etoient aftedes les inftrumens qui les in- 

 diquoient. 



' .j". Que c'eft aux divers degres de froid obferves a Paris avec ce petit 

 thermometre de Reaumur, place a I'exterieur, lequel indiquoit un plus 

 grand degre de froid que celui qui etoit dans I'interieur, que M. Gautier 

 compare les froids obferves par lui a Quebec les 23 Novembre Sc 

 14 Decembre 174.2 , puifque les degres obferves a ce petit thermometre 

 font ctux qui cadl-ent le niicux avec les degres correfpondans de fon ther- 

 mometre qu'il indique. 



6°. Cette derniete queftion a deja ete refolue, en partie, dans les ar- 

 ticles precedens. Le thermometre de Reaumur, dont M. Gipurier avoir 

 afliniile le 25'"^ degre avec le 45' de fon thermometre , etoit d'une.nou- 

 velle conftruLtion , ou de ceiix que j'appelle Reaumur corrige, dont le 

 point o eft a I4 glace tondante. Voici ce qui m'induit a penfer ainfi.. 

 M. Duhamel ( 30) obferve qu'il avoit envoye a M. Gautier des thermo- 

 metres faits fur les principes de Reaumur f or les obfervations de M. 

 Gautier n'ayant commence que le 9 Novembre 1742, il ell a croire 

 qu'il' venoit de recevoir. alors les thermometres que M. Duhamel lui 

 avoit envoyes. Ces thermometres avoient done ete gradues en 1742; ou 

 s'ils I'avoient ete dans un tems anterieur , on ne pourra du moins refufer 

 de m'accorder qu'ils etoient conformes aux thermometres alors en ufage , 

 & que M. Duhamel avoit pris quelque foin pour procurer de bons inf- 

 trumens a fon Correfpondant de Quebec , qui y avoit fait fes obferva- 

 tions a fon inftigatioH C 31 )• Pour conciure quelque chofe de ces induc- 

 tions , fixons , autant qu'il fe pourra , I'epoque a laquelle fe fit le change- 

 mentdansle thermometre de Reaumur. 



Ce Savant.ecrivoir jCn 1739 ( 32) : La plupart des tkermomitres , conf- 

 truits fur nos principes , ont ete procures 1 ar M. I Ahhe Noltet. C'etoit done 

 indu'?itablement de cet Abbe que M. Duhamel tenoit les thermometres 

 qu'il avoit envoyes a M. Gautier. Examirons la defcription que donne 

 I'Abbe Nollet des principes de conftruiSion des thermometres de Reau- 

 mur. 



M. de Reaumur a clioiji le degre de froid par lequel Veau commence a fe 

 geler , comme un point fixe. Nous avons reconnu depuis , lui & moi , quil 

 etoit plus commode & plus silr de prendre ce degre dans la glace pilee , qui com-' 

 mmcedfondrei^^). 



