4|2 OBSERVATIONS SUR LA PFfYSIQUE, 



s'abaifTera ; & il y aura equilibre einre la puiffance & le poids , lorfqae le 

 pendule (51), attach^ a la barre (26), fera parallele avec fa regie (31). Les 

 dcgres d'augmentation du poids fonc traces fur la barre (26). 



22. La. tige de ter(i) eft terminee par un poids de plomb('32) d'un quin- 

 tal , qui rafllijettit a la diredion verticale : un entourage de bois empcche 

 foil ofciUation. 



La folution du probleme eft donnee. 



DEMONSTRATION. 



23. La girouette (3) etant mobile , fera toujours parallels a la diredion; 

 ScTaiguille (18) marquera cette diredion al'Obfervateur. 



24. Marquer I'inclinaifon du vent , c'eft determiner combien la ligne 

 de fon mouvement differe de la ligne horizontale ; c'eft marquer fi le vent 

 monte ou defcend , & de combien de degres. L'aiguille (4.) tournera juf- 

 qu'a ce qu'elle foit parallele a la ligne de mouvement du courant d'air ; 

 l'aiguille correfpondante (ip) marquera fur le quart de cercle ( ic ) les 

 degres de cette inclinaifon. Les cas ou la ligne du mouvement du cou- 

 rant d'air eft de bas en-haut , ne peuvent etre un peu frequens qu'au bord 

 de la mer , des lacs , des fleuves , des cavites fouterreines. Dans une telle 

 pofition , qu'on etablilTe un fecond Anemometre qui aboutifle dans la 

 meme falle : la lame (8) fera alors placee en fens renverfe, &C du cote 

 de la girouette ; elle s'elcvera par I'impidfion du vent , au lieu que dans 

 les fg. A ,?c B , elle eft abaiffee pat fon impulfion. Fig. K (8), P/. 17, eft la 

 lame mobile de fer-blanc ; laroulette(i I), pardefFus laquelle paffe le fil de 

 laiton, correfpondant avec le levier(25). Au n°. (p) , voyez I'axe furlequel 

 la lame tourne. (y) (y) (y) font les barres de fer confolidees avec la 

 plaque ( y) , qui tournent avec elle, & fervent de fupport & d'appui a la 

 lame (8). 



2 J. La force abfolue du vent fera egale au poids marque fur la barre 16)), 

 qui aura fait equilibrc fur cette barre ( 26 ) ; car la lame ( 8 ) faifant re- 

 monter cette barre (26) par impulfion du vent, 6c le poids (2p) la faifant 

 djfcendre, il eft clair que la ligne horizontale eft le point d'equilibre pour 

 cette barre (26) , qui eft un levier homodrome. Pour plus gtande perfec- 

 tion y vous pourrez joindre un Nonnius a la petite gaine (27). Le volume 

 de vent, dont on aura pefe la force, fera, dans tous les cas pour chaque 

 inftant d'inipulfion , un parallelipipede dont la longueur fera en raifon 

 compofde de la malle & de la vitelTe du vent [ * ] , mais dont la largeut 



[* ] Lorfqu'on s'appliqucra plus generalcment a rAn^mometrie , I'on pourra favoir 

 Ic temps ou tel vent s'eft raanifeft^ en tel enJroit, le temps ou il s'eft propage jufqu'en 

 ■ttl autre endroit. Sa vitelTe fera connue; cette vitefTe determiiiera la longueur du pa- 

 failelipipede dont nous avons parle ; pat exemple, foit la force d'impuldon ( 10) , 1» 



Si 



