SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 44? 



parties de manicre qu'on puifTc Ics demonter, & (i la tige dc fcr eft com- 

 pofee de plufieiirs pieces jointes enfembie. Si ton trouvoit la machine trop 

 lourde , Ton pourroit fubftituer unc tige creufe d'un plus grand diamctre a In 

 tige folidc (i); dans la inCme inrention.unccroixdc fcrentouree d'uncetclc 

 de fer, le touvcouvert d'une lame de Ircr-blanc, rendroit le meme fetvicc 

 que la plaque (j) , & peferoit beaucoup moins. 



50. Toutdoutc eft leve. L'Anemomctre fatisfaic done aux condition* du 

 probicme. C. Q. F. D. 



"g - ' — L-iALL giap^ ^ - » 



SUPPLEMENT. 



L E Memoire dtoit imprime qiiand j'ai congu les modifications fui- 

 vances. 



L'on fait que le relTort peut fervir de mefure a la pefanteut ; il pourra 

 fervir de meme pour mefurer la force du vent. 



Subftituez , (1 vous voulez , a la barre (26) le tuyau (A) ,fig.N , Pi II : il 

 eft fixe egalement a la gaine mobile (24) ; ce tuyau , dc figure cylindrique , 

 ne fera terme qu'cn haut (/). Vous infinuez par I'ouverturc inferieure le 

 lelTort (C) , de la forme d'un tire-bouchon fixe fur la plaque (ff). Le fil 

 de laiton C lo ) , correfpondant a la lame ( 8 ) , eft attache a la petite 

 barre ( E ). Cette barre paffe par I'ouverture (G) & par le centre , autout 

 duquel le reffort (C) decrit fa fpirale, & par le trou (G) pratique dans la 



Setite plaque (^) , fur laquelle le reffort eft fixe a travers le trou ( H > 

 e la barre (E) ; un petit clou confolide ce reffort avec la petite barre (E). 



11 eft clairque la force du vent , en abaiffantla lame (8) , tera remonter 

 la petite barre (E) ; & la comprelHon du reffort (C) donuera la mefure de 

 la force du vent. 



Les degres feronr marques fur lechelle (D); cette echelle fera fixee fur le 

 cylindre (A^ , &: fuffira pour le reffort (c). 



II fera facile de fubftituer a (c) des refforts d'une plus grande & d'une 

 moindre force ; & par-la I'Anemometre pourra fervir de mefure a tous les 

 degres d'intenfite du vent. En pla^ant un autre reffort , on placera une autre 

 echelle, qui lui fera appropriee. 



11 fera facile de determiner les degres & leur valeur, &c de tracer ces 

 echelles. Soulevez la barre (E) pardiflerens poids: formez une echelle pour 

 chaque reffort; renouvellez cec effai une fois par an, pour conftacer u vos 

 refforts n'ont rien perdu de leur elafticite, ou fi les echelles doivcot ctrc 

 graduees de nouveau. 



Le mechanifme du reffort paroit trcs-propre a mefurer la force du vent, 

 qui n'eft qu'une fuite d'impulfionsdiftindtes, maisfouvent fi rapides, qu'on 

 n'aura pas toujours le temps de les pefer a I'aide du Icvier homodrome (26), 



Tome Xm, Part. I. ijSi. JUIN. Kkk* 



