420 OBSERVATIONS SVR LA PHTSIQ^UE, 



coincide point avec la divifion de quelque degr^ , on compte combien 

 de petices parties de I'echeile s r font au - defTus du degre marque dans 

 Techeile c cnn ; & ce nombre fera le nume'rateur de la fradion. On 

 poufle eniuite la mcmc petite echelle s r jufqu'au degre total qui fuit ■, &: 

 alors les petites divifions d« fa longueur donnent le dinominateur de la 

 nieme fradion. Suppofons, par example , que k ■^ero , pres de j , fe trouve 

 ly divifions au-dellus da degre y^ , & que le degre ^4 contienne 40 de 

 ces petites divifions, la traiftion ^ = | montre que le degre obferve n'eft 

 que yji degresde rechellt; duthefmometre. 



y^. II eft evident, par la conftrudion de ce thermometre, qu'on peuc 

 cbferver, non-feulement les nuances ou variations fort delicares de la 

 temperature des corps, mais qu'il n'y aura pas I'incertitude qu'on rencontre 

 dans tous les thermometres ordinaires: car plus les boules font epaiiles, 

 plus il faut du temps pout que la temperature foit conftamment la mcme 

 avant que le mercure du thermometre puilfe montrer le degre qui y cor- 

 lefpond ■■, &c cette circonftance feule produit des erreurs tres-confiderables 

 dans les experiences qui demandant de I'exaftitude , particulicrement dans 

 celles dont j'ai parle ci - deffus , qui n'admettent pas un grand retarde- 

 ment. 



yp. Avant de faire quelque obfervation avec ces thermometres. Ton 

 doit elTayer fi la pcfanteur fpecifique du fluide , qu'on veut examiner , 

 caufe quelqu'efFet fendble dans la cavite de la calotte de chaque ther- 

 mometre , independamment de la difference de temperature , afin de ne 

 pas faire entrer'cette variation , en cas qu'il y en ait , fur le compte de la 

 ckaleur obfervec On mettra done , dans le fluide a effayer, le corps de I'inf- 

 trument dans la meme pofition dans laquelle on doit I'employer pendant 

 I'experience : Ton marquera la variation qu'il indiquera par cette feule caufe> 

 & Ton en tiendra compte dans la fuite. 



60. La maniere d'obferver I'endroit du tube n x (Jig. i), ou fe trouve 

 le mercure du thermometre pendant I'experience , eft la mcme qui eft 

 decrite aux n°'. 205 & 206 de mon Traite fur les nouveaux Barom'etres. 

 Cette methode empeche abfolument I'erreurdela parallaxe vifuelle qu'ileft 

 tres-diflicile d'eviter dans les obfervations qu'on fait avec les autres thermo- 

 metres a echelle plate. Le couvercle q h ( fig- 2 ) , ou fd (Jig. 1 ) du 

 tuyau qui fert d'etui aux nouveaux thermometres, ferme a vis dans la 

 petite Doite de metal KP O M, qui a du coton dans le fond, afin der 

 lermer cet inftrument lorfqu'on ne s'en fert pas, & de I'empecher de fc 

 cafT^r, Dans ce cas , la rondelle qh , oufd, fe trouve viffee en km; le 

 bout fuperieur i i fe trouve alors en nn , Sc I'anneau g les ferre a vis affer 

 bien pour que le tuyau exterieur & I'inteiieur foient fans aucun mouvementj 

 commes'il n'y avoit qu'un feul tuyau. 



61. J'ai fait executer de ces nouveaux thermometres avec tout lo fucces 

 imaginable , qui montroient immediaement le degre fixe de la tempe- 



