4<?i OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQl/E, 



I'aigrette, qui paroifTent a fes extremites, font necelTairement produits 

 par le fluide qu'il attire du condufteur a travers repaiffeur du vetre in- 

 terpofe : le verrc n'eft done pas impermeable. Cettc experience eft; dired:e 

 & decifive. Voyez, Monsieur, avec quel art I'Auteur fait toujours forcer 

 la Nature alui reveler fes fecrets. 



Pour continiier a vous donner une idee des decouvertes eledlriques ds 

 M. Marat, il faut continuer a vous donner la defcription des inftrumens 

 qu'il a imagines pour les faire. Je proccde a celle d'un nouvel ekdrometre, 

 dont les effets font auffi finguliers qu'inipovtans. Cet eleiSromctre eft fait 

 d'un petit vafe de verre blanc, double d'une feuille d'etain aux deux fur- 

 faces jufqu'a trois lignes du collet, & bouche avec du liege, recouverc 

 de cire. Au milieu du bouchon palTe un crochet dont I'extremite iiite- 

 lieure communique aYec la doublure interne, & I'extremite fuperieure fe 

 lermine en bouton. 



Ce vafe fe pofe fur un piedeftal en bois double d'erain. De ce pied 

 & le long du vafe s'elcve un tuyau de laiton ou coule une tige graduee , 

 legerement recourbee, &terniiree par tin bouton qui correlpond a celui 

 du crochet , s'cn approche a volonte , fe fixe a I'aidc d'une vis de predion, 

 Des que le crochet eft en contait avec le condufteur , le vafe fe charge 

 conftamment au meme point par un meme nombre de tours de roue ; 

 puis il fe decharge de lui-meme en plein air plus ou moinsvlteja raifoti 

 de la diftance ou font les boutons i'un de I'autre. Ainfi , marquant a 

 roreille le refultat de chaque experience, il dcvicnt une efpcce de repe- 

 tition eledtrique. Cet inftrument ne forme pas feulement reledremetre le 

 plus fimple, le plus exad:, le plus propre a comparer la force de diffe- 

 rentes machines eleiflriques placees dans un meme lieu; mais il devient 

 I'eledtrometre le plus commode imaginable : car pour etre en experience, 

 il n'a befoin que d'etre fucceftivement mis en contaift avec les differens 

 condu6i:eurs , & il n'exige pas que I'obfervateur foit dans I'inaftion. 



On congoit bien que cet inftrument eft de meme trcs-propre a deter- 

 miner les temps & les climats les plus favorables a I'dledtricite ; mais fon 

 utilite ne fe borne pas-la. En adaptant au crochet des pointes plus ou 

 smoins aigucs , il fert a mefureravec precifion leur fphere d'aftivite ; en 

 changeant la grofleur & la diftance de fes boutons , il fett audi a deter- 

 miner I'adion de fair fur le fluide eledlrique ; en comparant la diftance de 

 fes boutons a la hauteur du mercure dans le tube de Torriceili , il fert 

 encore a determiner la quantitc de ce fluide dans les difFerentes regions 

 defatmofphere ; enfin en variant la forme de fes boutons, il fert a deter- 

 miner la predion de fair fur notre fluide , accumul^ dans des corps de di- 

 nicnfions donnees. 



A la defcription de cet inftrument doit fucceder I'expofition des princi- 

 pales verites qu'il fert a etablir. 



Puifqu'il de^onne toujours a une diftance d'autant plus grande, qu'il 



