ip(5 OBSERVATIONS SUR lA PHYSIQUE, 



angles, non-feulement des cryftaux ifoles ou folitaires, mais de ceux 

 qui J plus ou moiiis engages ou grouppes, quoique petits , prefentent 

 affez de fuiface pour en determiner quelques-uns. 



L'Auteur a tache de remplir cc but, en faifant executer par le fieur 

 Vin^ard, Ingenieur en Inftrunienrs de Matliematiques , Eleve du fieur 

 Canivet, quai de THorloge , a Paris, celui qu'il a appelle gonionietre 

 ou mefure-angle , & dont il a deja donne la defcription dans les Nouvelles 

 Litteraires de M. de la Blancherie, mais qu'il a perfeclionne depuis. 



II eft compofe de deux lames de cuivre ou d'argent , de j lignes ds 

 large environ fur 3 a 4. pouces ds long, fig. 8 , Plane. 1, A, B, E, D. 

 La partie inferieure de chaque lame, qui fe cermine en poince obtufe A, E;, 

 eft evidee dans le milieu en coulille d'une ligne de large, fur un pouce en- 

 viron de long. Dans cette coulifle eft luic vis garnie de fon ecrou C , 

 qui fert en rneme temps de centre aux deux branches de cette efpece de 

 compas, & de vis de preffion , pout les contenir dans la lituation oii on 

 les defire. 



La partie fuperieure de la branclie dormanre A, B, eft evidee a queue 

 d'hirondelle, & contient une coulifTe du meme metal , a laquelle eft fixe 

 en I, au moyen de deux vis L, K, un quart, ou plutot un dcmi-cercle 

 G, H, I, divife en iSo degres. Cette coulifTe, & le quart de cercle qui 

 y eft adapte , font reunis au centre par une lame d'acier , de manicre que 

 la partie interieure de I'inftrument pent s'alonger ou fe raccourcir a vo- 

 lonte, fans que le quart de cercle change de centre, fuivant la grofleur 

 ou la petitefle des objets a mefurer ; cc qui fe fait aifement aprcs avoir 

 deflerre la vis, en prenant I'inftrument d'une main en B, & de I'autre 

 en I, pour iaire avancer plus ou moins vers la pointe A , la vis du 

 centre, & le quart de cercle qui y tienr^ apres quoi on en fait autant a 

 la branche D , E. 



Cette feconde branche, qui fert d'alidade, n'eft en cuivre ou en argent 

 que depuis la pointe E jufqu'en m. La partie fuperieure eft en acier, ic 

 ne conferve plus que la moitie de fa largeur, parallelement a la ligne du 

 centre, afin de marquer exadement fur le quart de cercle les difTerentes 

 ouvertures des pointes du goniometre. Les deux premiers metaux etoienc 

 rrop flexibles fur aufti peu d'epaifleur , 6c I'acier reiifte beaucoup mieux aux 

 difterentes imprellions que la main fait eprouver a cette lame, pour lui 

 faire pareourir fur tous les fens les degres du quart de cercle. 



Comme la jufteffe de I'inftrument confifte dans I'exaiftitude de la divi- 

 fion &lafolidite, pout obvier au travail du metal fur une etendue audi 

 conliderable , on a adapte au quart de cercle pour fupport au point F, 

 une lame d'acier qui y eft hxee d'un bout par deux vis , & de I'autre par 

 une feule a celie du centre ; de maniere que I'un ne peut varier de pofi- 

 tion refpecitivement a I'autre. 

 II eft certain que I'analyfe chymique eft un des moyens les plus furs pour 



reconnoitre 



