286 OBSERVATIONS SUR LA PHY SICIUE, 



-extremite eft oblique, conime elle eft reprefentee dans la figure 4 , parce 

 que fi , au lieu d'etre telle , elle etoit horizontale , I'eau renipliflant I'ex- 

 tremite empecheroit quelle ne fut attiree du fyphoii , comme il arrive 

 dans le fyphon qui a deux brarches capillaires. Au contraire, fi la bran- 

 che O eft d'un diametre de 3 ou 4 ligiies , ou que fon extremite foit 

 taillee comme celle d'une plume a ecrire, I'eau ne pourra jamais s'arieter 

 fur le fond du tube , ni en clore i'ouverture. 



De plus, ileftnecelTaire que le bras P foit affez capillaire pout que 

 rentonnoir, plein d'eau jufqu's I'origine de I'entaille Y, fe vuide dans 

 I'efpace de Jo ou 60 fecondes; puifque , d'aprcs beaucoup d'experitnces 

 que j'ai faites en difFerentes circonftances de tres-petites pkiies , il m'en tft 

 leiulte que, dans une pluie a peine fenfible , I'eau que fuurnitun byomdtre 

 de 4 pieds quarres de fuperficie, en 60 fecondes, eft toujours en plus 

 grande quantity que celle qui s'ecoule par un petit fyphon , qui en 40 fe- 

 condes vuide le vafe conique CC , rempli d'eau jufqu'a la hauteur del'en- 

 taille X ; d autant aulli que pendant la plus petite pluie , le vafe conique CC 

 demeure toujours plein. Comme il eft difficile de taire le bras P d'une 

 tellecrt/j/V/iiriV(2), que tout I'entonnoirCC foit vuide dansl'efpaced'environ 

 40 fecondes , j'ai coutume de reftreindre le diametre du tube capillaire, 

 jufqu'a ce qu'en y infinuant difFerentes foies de pores oucrins, les gouttes 

 qui tombent du bras O ne fe fuccedent que dans i'efpace de 2 ou 3 fe- 

 condes. 



La longueur de la branche capillaire O Pdu petit fyphon n'eft pas in- 

 differente , puifqu'il faut neceflairement qu'elle foit telle , que I'eau, attiree 

 par cette branche , lorfqu'elle y eft a peine pionge'e , puiffe furpalTer la 

 courbure du fyphon O P ; de plus , il eft a propos que la longueur de cette 

 branche, placee dans I'entaille X , ne parvienne pas a atteindre le fond 

 du vafe conique, mais qu'elle en foit a la diftance d'une bonne ligne , 

 afin que s'il tomboit par hazard dans le vafe conique C C quelque grain 

 de fable ou autre chofe , il ne puilfe fermer I'ouverture du tube capillaire P, 

 & empecher recoulemenr, Comme le poids de la branche O eft plus grand 

 ^ue celui de la branche capillaire P, le fyphon OP pofe dans I'entaille 

 neromberoit pas perpendiculairement , fi on I'abandonnoit a fon propre 

 poids, &: la branche capillaire ne fe tiendtoit pas a la diftance du fond 

 conique que nous avons aftignee. Pour eviter cet inconvenient , j'ai foin de 

 fixer, au moyen d'un pen de cire , le petit fyphon O P au bord de ren- 

 tonnoir CC , de fagon que la branche O pende perpendiculairement. 



Au lieu de cire, on peut faire ufage d'un porta fyphon d'un petit ca- 

 nal courbe , qui ait au deiTous deux petites lames minces de laiton , qu'on 

 afliijettit fur les bords du vafe conique CC avec du niaftic, &c erfuite 

 on fixera avec le petit canal Is fyphon, fuivant finclinaifon qu'on jugera 

 ia plus coirvenable. ■ 



Poui avoir le nombre d'heurcs & de niinutss pendant lefquelles la pluie 



