SUR L'JF/IST. NATURELLE ET LES ARTS. 389 



I. Baromhre en formt de Syphon, 



Je mets a la tete des inventions de ce genre le baromctre a fyphon. 

 N'ayant point de refervoir , 11 n'en pent avoir les iiconvenicr.ts; mais 

 audi il n'en a pas les avanrages. 11 eft trcs-peu fenfible; ie metcure n'jr 

 parcourt que la moitie de I'echelle dcs variations. 



II. Renjlcmcnt dti refervolr afon extremltifuperUure. 



Pour empccher les changements dans la ligne de niveau , on a imagine 

 de donncr a la cuvette ou au refervoir du barometre une forme parcifu- 

 liere. 



On fait un renflemenr a fa partie fuperieure; c'eft une efpcce de gout- 

 tiere ou rigoie dans laquelle le niercure qui defcetid va fe rendre , & d'oii 

 il rcflue lorfque le mercure inonte. La rigoie dont je parle entoure la 

 cuvette , & eft placee a la ligne de niveau du mercure. 



Cette conQrudion , quoiqu'ingenieufement con^ue , ne remplit pas com- 

 pletrement fon objet. L'experience prouve que le mercure ne fe repand 

 qu'avec peine dans la rigoie; c'eft-a dire, que I'effet n'a lieu que dans les 

 grandes defcentes de mercure. 



III. Grands Reftrvolrs , qu Rifcrvoirs a grands diamitris. 



Quelques Phyficiens ont confeiUe les grands refervoirs. La difference , 

 ont-ils dit , dans la colonne de mercure , lors de ft plus grande defcente 5c 

 de fa plus grande elevation, equivaut a 2 pouces jou environ de mercure 

 de meme diamctre que le vuide du tube qui le renf-rme. Si done on taic 

 tomber dans un trcs-grand refervoir cectc quantite dj mercure, eiJe fe re- 

 pandra en une furface , don't Tepaiffeur diminuera d'autant plus, que la 

 capacite de ce refervoir fera plus grande. Les liquides pefent en raifon 

 de leur bafe & de leur hauteur. Ainli , dans la confirriiction prefente , 

 2 pouces & demi de mercure contenu dans le tube , quai^d ils occupe- 

 ront le refervoir fiippofe , anfbnt une hauteur ou epailTeur ptefque nulle ; 

 le niveau ne s'elevera pas lenliblement. 



On n'arrive par ce moyen qua des approximations ; & de plus , un 

 refervoir, aulli grand qu'il faut ie fuppofer pour rendre prefque nulle 

 la difference du niveau, exige une quantite de mercure qui rend riufttument 

 un peu difpendieux & tres-difficile a manier. 



I V. Burometrc a Dccbargeoir, 



Ce barometre. eft conftruit de fa^on que dans la defcente du mercure. 

 Tome XXll , Part, 1 , 1785. MAI. Ddd 



